— 674 -- 



tur sich befindet, weil sonst nicht die Aenderung der 

 Dampfspannung, yiehnehr die Ausdehnung der Flüssig- 

 keit reguliren würde. 



Ist der Apparat ordnungsmässig beschickt, so gelingt 

 es auch bei grösseren Flüssigkeitsmengen — wir arbei- 

 teten mit 35 Ltr. Wasser — die Temperatur stundenlang 

 auf 0,1^0. konstant zu erhalten. 



Die auf dem Gaszuleitungsrohr angebrachte Teilung 

 bietet einmal den Yorteil, dass man mit dem Wechsel der 

 Temperatur in möglichst gleichmässigen Intervallen fort- 

 schreiten kann; und weiter, dass man unschwer eine ein- 

 mal gewonnene Temperatur, was für manche Unter- 

 suchungen von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, 

 wieder gewinnen kann, indem man einfach auf denselben 

 Teilstrich wieder einstellt, 



Wie weit das gelingt, möge folgende Stelle aus 

 unserem Tagebuche zeigen, die gleichzeitig für die zu 

 erreichende Konstanz der Temperatur die Belege beibringt. 



28. Juli. 



11h lom =: Temperatur 84,5^0. Teilstrich 14. 



121^22^ = „ 84,5 <^C. „ 14. 



2^05«^= „ 84,5 00. „ 14. 



Der Apparat wurde ausser Tätigkeit gesetzt, das 

 Gasleitungsrohr auf den 0-Punkt gestellt und am andern 

 Morgen beim Ingangsetzen des Apparats wieder auf 

 Teilstrich 14 eingestellt. 



29. Juli. 



lOh Qm Temp. 84,4^0. Teilstrich 14. 



11^^10^ „ 84,4^0. „ 14. 



Es konnte also bis auf 0,1^ die gleiche Temperatur 

 durch Einstellung des Gaszuleitungsrohres mittelst Zahn- 

 stabes, Teilung und Marke wieder erhalten werden, ein 

 bei der rohen Art der Einstellung recht befriedigendes 



