- 676 - 



Doch wollen wir an dieser Stelle schon die Korrek- 

 tionstabelle für die 14 verschiedenen angewandten Ther- 

 mometer, die teils zu den Messungen selbst, teils für 

 den Yergleich gebraucht wurden und mit denen sämmt- 

 liehe folgende Temperaturmessungen ausgeführt wurden, 

 geben. 



Tabelle 22. 



Thermomeiercorrections - Tabelle. 



N. Th. 



1386. 



N. Tt 



L. 817. 



N. Th. 818. 



0»C. 



— 0,06 



500 c. 



— 0,11 



100^ C. 



+ 0,10 



5 



— 0,06 



55 



— 0,10 



105 



+ 0,05 



10 



— 0,06 



60 



— 0,09 



110 



0,00 



15 



— 0,07 



65 



— 0,08 



115 



— 0,05 



20 



— 0,07 



70 



— 0,07 



120 



— 0,10 



25 



— 0,08 



75 



— 0,06 



125 



— 0,15 



30 



— 0,08 



80 



— 0,05 



130 



— 0,20 



35 



— 0,09 



85 



— 0,05 



135 



— 0,25 



40 



— 0,09 



90 



— 0,04 



140 



— 0,30 



45 



— 0,10 



95 



— 0,03 



145 



— 0,35 



50 



— 0,10 



100 



— 0,02 



150 



— 0,40 



N. Th. 



1396. 



N. Th 



.827. 



KTl 



i. 821 



150» C. 



— 0,40 



200° C. 



+ 0,19 



2500 c. 



+ 0,74 



155 



— 0,37 



205 



+ 0,19 



255 



+ 0,67 



160 



— 0,34 



210 



+ 0,20 



260 



+ 0,56 



165 



— 0,31 



215 



+ 0,20 



265 



+ 0,44 



170 



— 0,28 



220 



+ 0,21 



270 



+ 0,32 



175 



— 0,25 



225 



+ 0,22 



275 



+ 0,21 



180 



— 0,22 



230 



+ 0,22 



280 



+ 0,09 



185 



— 0,19 



235 



+ 0,28 



285 



— 0,03 



190 



— 0,16 



240 



+ 0,23 



290 



— 0,15 



195 



— 0,13 



245 



+ 0,24 



295 



— 0,26 



200 



— 0,10 



250 



+ 0,24 



300 



— 0,38 



