— 728 — 



aus anwendbar ist, d. h. also, dass es gestattet ist, die 

 Temperatur, statt im Dampfe der Flüssigkeit, in dieser 

 selbst zu messen, wenn nur eine genügende Anzahl von 

 Siedeerleichterern angewendet wird. 



Wir gehen nun zu einer Beschreibung des Apparates 

 über, wie wir denselben für die Ausführung der end- 

 gültigen Bestimmungen angewandt haben. 



Apparat zur BesUmniung des Kochpunktes, 



gemessen in der Flüssigkeit selbst, 



unter Anwendung der Wasserlnl'tpuiupe. 



Der Apparat Fig. 1., Tafel 12, besteht aus der eigent- 

 lichen Beckmann'schen Siedebirne 5, die, vergl. Fig. 2, 

 zwei niedere Stutzen a und h trägt und dazu an ihrem 

 Hals h bei i den rechtwinklig nach oben gebogenen Yor- 

 stoss i, k. Stutzen a ist zum Einfüllen der Flüssigkeit 

 bestimmt. Stutzen h tragt die bis auf den Boden der 

 Birne reichende dickwandige Kapillare c'^ c. Durch den 

 Hals h führt das etwa 1 cm. unter die Oberfläche der 

 Flüssigkeit tauchende Thermometer f^ t. In den Yorstoss 

 ij k mündet, Fig. 1 , das als Rückflusskühler wirkende 

 Schlangenrohr B R^ das in seinem oberen Ende in einen 

 Stempelschliff mit Quecksilb erverschluss Scli endet. Auf 

 diesen Stempel passt das Glasrohr T, das einerseits über 

 einen Gummischlauch zu dem freihängenden Barometer 

 B h führte. Das andere Ende des Rohres war mit einer 

 zum Teil mit Schwefelsäure gefüllten, etwa 10 Liter 

 fassenden Yorlegeflasche V verbunden; diese Flasche 

 diente teils als Yakuumregulator, teils auch als Ab- 

 sorbtionsgefäss für etwa übersteigende .Dämpfe. Aus V 

 heraus führte ein anderes Eohr zu einem T-stück, an 

 welches das Heberbarometer B v angeschmolzen war; 

 auch dieses war frei aufgehängt. Der dritte Weg des 

 T-stückes leitete zu einem Dreiwegehahn, dessen einer 



