— 729 — 



Arm mit der Woulfe'schenflasclie W2 verbunden war, durch 

 welche in früher geschilderter Weise ^) die Leistungs- 

 fähigkeit der Pumpen regulirt werden konnte. Der dritte 

 Arm des Dreiwegehahnes führte über einen zweiten 

 Dreiwegehahn in die Trockenflasche TFi, deren zweiter 

 Tubulus über die notwendigen Trockenvorrichtungen zu 

 den drei Wasserpumpen leitete. Der Kapillare war, mit- 

 telst Pumpenschlauch verbunden, noch eine schwefel- 

 säuregefüllte Trockenflasche vorgelegt, so dass nur 

 trockene Luft in den Apparat eintreten konnte. Um die 

 Luftzufuhr durch die Kapillare genau regeln zu können, 

 trug der verbindende Atmosphärenschlauch eine Schrau- 

 benklemme, die das auf das beste gestattete. 



Um das schwierige Ablesen des Quecksilberstandes 

 im Barometergefäss entbehrlich zu machen, war für das 

 eine Barometer Bv die Heberlorm gewählt; das andere 

 B h tauchte in ein sehr weites Glasgefäss G (7, dessen 

 Durchmesser so gewählt war, dass auch die grösste Höhen- 

 differenz d.es Quecksilbers im Barometerrohr selbst einen 

 merkbaren Einfluss auf die Höhe des Quecksilbers in 

 G G nicht hatte, und somit eine einmalige mit grösster 

 Grenauigkeit ausgeführte Ablesung genügte. Die Teilung 

 der Barometer in 1 mm. auf dem Glas selbst war ebenfalls 

 kontrolirt. Für genaue senkrechte Stellung der Queck- 

 silbersäulen war, wie gesagt, durch freies Aufhängen der 

 Barometer Sorge getragen; zwei daneben gehängte Lothe 

 l^ l gestatteten die Unveränderlichkeit fortdauernd zu kon- 

 troliren. Jedem Barometer war ein Thermometer bei- 

 gegeben, das die Temperatur des Quecksilbers mass. Als 

 Druck im Apparat wurde, da zuweilen kleine Ungleich- 

 heiten der Ablesungen sich herausstellten, stets das Mittel 

 beider Angaben angesehen. Die Ablesungen geschahen 



i) Vergl. pag 598, 



