— 731 — 



Fällen so langsam vor sich, dass sie auf die Ablesungen 

 keinerlei störenden Einfluss haben konnte. 



Abgelesen wurde in der Weise, dass zunächst der 

 Stand des einen Barometers notirt wurde, dann der Siede- 

 punkt, darauf das den Luftdruck anzeigende Barometer, 

 darauf das zweite Barometer am Apparat, die Temperatur 

 des Quecksilbers in den Barometern, und zum Schluss 

 noch einmal der Siedepunkt der Flüssigkeit. Das Sieden 

 fand fast ausnahmslos so ruhig statt, dass der Siedepunkt 

 sich völlig konstant zeigte; war das nicht der Fall, so 

 wurde die Bestimmung verworfen. Auf diese Weise an- 

 gestellt, nahm die Ausführung einer Bestimmungsreihe 

 für einen Stoff etwa 10 Tage in Anspruch. 



Ausgeführt wurden auch alle diese Messungen, aus- 

 nahmslos, können wir sagen, von Herrn Schröter. 



Kahlbaum. 



J^Iicht so leicht wie die erste uns gestellte Aufgabe, 

 war die zweite zu lösen, einen Apparat zu ersinnen, der 

 mit einfachen Mitteln erlaubte, die Luftverdünnung trotz 

 ständiger Luftzufuhr auf das äusserste Mass zu steigern. 

 Wie wir schon betonten, waren Yorarbeiten in der Rich- 

 tung noch nicht gemacht, denn das Aufstellen grosser 

 mechanischer Pumpen, die in der Tat eine Yerdünnung 

 bis zu 2 mm. etwa erlauben, musste der hohen Kosten 

 wegen als ausgeschlossen betrachtet werden, sahen wir 

 doch, wie wir sagten, es als unsere Aufgabe an, für mit 

 gewöhnlichen Mitteln ausgestattete Laboratorien Brauch- 

 bares zu schaffen. 



