— 732 — 



Die Wirkung der Wasserluftpumpen bleibt der Ten- 

 sion des Wasserdampfes wegen beschränkt. Die An- 

 wendung automatischer Quecksilberluftpumpen, wie sie 

 bisher bekannt, schien wegen des langsamen und durch 

 Heben und Senken discontinuir liehen Arbeitens nicht wohl 

 anwendbar; es musste also versucht werden, die kleine, 

 früher beschriebene Handquecksilberpumpe, die von 

 diesen beiden Mängeln frei war und sich zugleich durch 

 die Einfachheit ihrer Konstruktion auszeichnete, für 

 automatischen Betrieb einzurichten. 



Bei der kleinen Pumpe wird das in der Yorlege- 

 flasche sich sammelnde, übergeflossene Quecksilber von 

 Hand in das Quecksilberreservoir übergeschüttet; das 

 musste fortfallen, und dafür das Quecksilber automatisch 

 in das Reservoir gehoben werden. Quecksilber kann 

 mechanisch oder durch Luftdruck gehoben werden ; ersteres 

 setzt besondere, durch eigene Triebkraft in Bewegung 

 gesetzte Yorrichtungen voraus, das war von vornherein 

 auszuschalten; es blieb also das Heben mittelst atmo- 

 sphärischer Luft. Aus dem Reservoir gelangt das Queck- 

 silber durch Luftdruck in Luftfang- und Einflussrohr, 

 das Eeservoir durfte desshalb nicht evakuirt werden, um. 

 dadurch das Quecksilber aus dem Sammelgefäss in das- 

 selbe zu heben; wohl aber konnte in das Eeservoir ein 

 Rohr eingeführt werden, das als Barometer dienen konnte ; 

 gelang es, bis in die Kammer desselben hinein das über- 

 gelaufene Quecksilber zu heben, so musste dasselbe, unten 

 abfliessend, das Reservoir immer von neuem füllen. 



Damit war die Aufgabe zur folgenden einfacheren 

 geworden. Das Quecksilber musste über die, durch das 

 spezifische Gewicht desselben und den Atmosphärendruek 

 gegebene Grenze gehoben werden; die erste Möglichkeit, 

 das zu tun, wäre die Anwendung von Druckluft, diese 

 setzt aber einen geschlossenen Apparat voraus. Es schien 



