— 7â3 ~ 



daher einfacher, dasselbe auf anderem "Wege zu ver- 

 suchen. Oft genug, und nicht immer zur Befriedigung, 

 war beobachtet worden, dass beim Messen der Leistungs- 

 fähigkeit der kleinen Wasserluftpumpen mittelst der Baro- 

 meterprobe, durch vorzeitiges Fortziehen oder unruhiges 

 Halten des Quecksilbergefässes Luft in die Messröhren 

 gelangend, das Quecksilber weit über 760 mm. in die 

 Wasserpumpen gerissen wurde. Diese unerwünschte 

 Leistung beigemischter Luft wurde in Dienst zu stellen 

 versucht, und in der Tat gelang es sehr bald, durch Zu- 

 führung von Mischluft das Quecksilber weit über die ge- 

 wohnte Grenze von 760 mm. zu heben, ohne Anwendung 

 von Druckluft oder Yentilen irgend welcher Art. Damit 

 war die Aufgabe gelöst. Nur auf möglichstes Ausscheiden 

 der beigemengten Luft und richtige Wahl der Mengen- 

 verhältnisse war noch Kücksicht zu nehmen. 



Die nach diesen Grundsätzen ausgeführte Pumpe hat 

 sich auch für rein physikalische Zwecke und in der Elektro- 

 technik für die Glühlampen - Fabrikation wohl bewährt. 

 Für diese besonderen Zwecke sind eine ßeihe von Mo- 

 difikationen und Yerfeinerungen notwendig geworden, die 

 hier zu beschreiben nicht am Platze wäre; es 2:enüo;t, 



7 C3 o 7 



auf den folgenden Seiten die Pumpe zu beschreiben, wie 

 wir sie angewendet haben, und wie sie auch mit unwesent- 

 lichen Modifikationen in der chemischen Industrie Ein- 

 gang gefunden hat. 



Automatische Quecksilberluflpuiupe. 



Der auf Tafel 13 dargestellte Apparat besteht natur- 

 gemäss aus zwei Teilen, der eigentlichen Pumpe, und 

 dem Quecksilberhebeapparat. Die Pumpe ist die früher 

 beschriebene. Li dem Pumpenkörper K mündet das 

 Quecksilberzuleitungsrohr c, d\ dem das engere Einfluss- 



