-- 734 — 



röhr d eingeschmolzen ist; vom Pump enkörper führt bei 

 a dasJFallrohr in die vorgelegte Flasche li, ?, der bei m 

 ein nach unten gebogener Stutzen angeblasen ist. Dem 

 Luftfang i\^ ist eine etwas andere Form gegeben worden; 

 in das pilzförmige Glasgefäss n taucht das Rohr p^ das 

 dem Zuleitungsrohr d^^c bei 6^' angeschmolzen ist, fast bis 

 auf den Boden; gerade im andern Sinne führt das Rohr 

 r dicht bis unter die Wölbung des, das seitlich abge- 

 bogene Rohr z tragenden Stutzens; das zugeführte Queck- 

 silber fliesst beim Pumpen aus r innerhalb des luftver- 

 dünnten Raumes in N über und wird am unteren Ende 

 des Luftfanges wieder fortgesogen. Die ihm dadurch er- 

 teilte Bewegung ist geeignet, es möglichst von Luft zu 

 befreien, r ist von seinem unteren Ende aus mittelst des 

 Atmosphärenschlauches D3 mit dem Quecksilberreservoir 

 R verbunden; demselben ist eine besondere Form, wie 

 sie die Zeichnung zeigt, gegeben worden; der Yorteil* 

 derselben besteht darin, dass es nicht nötig ist, auf die 

 Einstellung der Höhe des Reservoirs besondere Sorgfalt 

 zu verwenden, da das der grossen Kugel angeschmol- 

 zene weite Rohrstück selbsttätige Einstellung gestattet. 

 Bei 1) mündet das zum Apparat führende Rohr g in 

 den Pumpenkörper X; dasselbe trägt, als Nebenapparate 

 wiederum, das Manometer M und den Yakuumprüfer S^ 

 dazu den Hahn H. Das ist die Pumpe. 



Der Hebeapparat ist auf dem beweglichen Schlitten 

 F angebracht, der auch das Reservoir R auf einem durch- 

 lochten Konsol trägt, welches leider auf der Zeichnung 

 anzubringen vergessen ist. Zusammen setzt sich der 

 Hebeapparat aus der Quecksilbersammelflasche Q, die 

 durch den Schlauch G mit A:, ? verbunden ist, dem Heberohr 

 H^ und dem Barometerrohr B. Das Sammelgeläss ist in 

 Fig. 3 der Tafel noch besonders gezeichnet; N^ 3, Fig. 3, 

 zeigt die Form des eigentlichen Sammelgefässes, in dessen 



