— 737 - 



stellt und Pumpe und Apparat bis zur äusserst möglichen 

 Grenze, also bis auf einen Druck von etwa 10 bis 15 mm., 

 evakuirt. Ist das geschehen, so wird Hahn H geschlos- 

 sen, 3T^i derart umgeschaltet, dass Dg ausgeschlossen 

 bleibt, und nun die Yerbindung zwischen Wasserpumpe 

 und dem Quecksilberhebeapparat hergestellt ist. Tauchen 

 H und B unter Quecksilber, und wäre bei die kleine 

 Öffnung in H nicht vorhanden, so würde in B wie in H 

 das Quecksilber entsprechend der Wirkungsgrösse der 

 Wasserpumpe gehoben werden und somit Stillstand ein- 

 treten. Durch die kleine Öffnung bei wird aber neben 

 dem von unten eintretenden Quecksilber auch etwas 

 Luft in H hineingesogen, es bildet sich infolgedessen 

 eine, übrigens in lebhafter Bewegung befindliche, Säule 

 von abwechselnd Luft und Quecksilber, die natürlich in 

 ihrer Gesammtheit wesentlich höher als 760 mm. gehoben 

 werden wird. 



Das so gehobene Quecksilber gelangt in die Er- 

 weiterung des Barometers j5, hat hier Gelegenheit sich 

 von der Luft zu trennen, und fällt auf die Kuppe des 

 aus R m B gehobenen Quecksilbers; das Mehrgewicht 

 wird durch Austreten von Quecksilber aus B bei n aus- 

 geglichen und auf diese Weise R gefüllt, so lange noch 

 in Q genügend Quecksilber vorhanden ist. Wird wäh- 

 rend der Zeit dieses Spieles die Klemme Kl geöffnet, 

 so strömt aus d das Quecksilber in K^ gelangt, Luft 

 mitreissend, durch das Fallrohr in ä:, / und fliesst von 

 dort aus m durch G nach Q über; hier wird es wieder 

 gehoben, gelangt auf diese Weise wieder in R^ um nach 

 K^ k^ l und Q zu gelangen, d. h. es setzt so, in bestän- 

 digem Kreislauf, im Fallen stets Luft mitreissend und 

 in /i", l wieder abgebend, das Spiel fort. 



Die Schnelligkeit des Betriebes hängt, sonst gleiche 

 Bedingungen vorausgesetzt, wie wir schon bei der Be- 



47 



