— 738 — 



sprecliung der Handpumpe betonten, allein von der Höhe 

 von cV über dem Niveau des Quecksilbers in i^ ab; dieses 

 Niveau wird aber, je nachdem mehr oder weniger Queck- 

 silber aus Q nach B gehoben wird, sich höher oder 

 tiefer einstellen, dazu eben giebt das an die grosse Kugel 

 von R angeschmolzene weitere Rohr den nötigen Spiel- 

 raum her, d. h. also, die Schnelligkeit des Betriebes 

 hängt in allen Fällen von der jeweiligen Leistung der 

 Wasserluftpumpe ab. Schafft dieselbe gut, und zieht sie 

 viel Luft, so ward mit derselben viel- Quecksilber gehoben, 

 das Niveau steigt in i^, das Quecksilber strömt in kräf- 

 tigem Strahle über, und der Apparat wird sehr schnell 

 funktioniren. Verlangsamt sich die Leistung der Pumpe, 

 so findet das Umgekehrte statt, und der Apparat wird 

 auch langsamer -arbeiten. Hört durch einen Zufall die 

 Wasserpumpe zu arbeiten ganz auf, so läuft da& Queck- 

 silber so weit ab, bis der Niveauunterschied R nach cV 

 den Atmosphärendruck erreicht hat, dann steht die 

 Pumpe still. Damit beim wieder in Gang setzen nicht 

 etwa durch u Luft nach B gelangen kann, ist der röhren- 

 förmige Fortsatz von R so lang gewählt, dass selbst 

 nach erreichtem Tiefpunkt noch genügend Quecksilber 

 zum Füllen von B bis zur Barometerhöhe vorhanden 

 ist; Beginnt die Wirkung der Wasserpumpe von neuem, 

 so tritt auch alsbald die Quecksilberpumpe wieder in 

 Funktion. 



Ist etwas zu viel Quecksilber in dem Apparat ent- 

 halten, so dass bei zu starkem Ueberströmen end- 

 lich durch Steigen des Quecksilbers in Q verschlossen 

 wird, so bildet sich in H ein einfaches Barometer, das 

 Quecksilber läuft wie vorhin noch bis zum Tiefpunkt 

 in R ab, und die Pumpe steht wiederum still. In allen 

 Fällen findet also selbsttätiger Ausgleich statt 

 und bedarf die Pumpe keinerlei ängstlicher Beaufsichti- 



