.— 739 — 



gung, da sie im äiissersten Falle einfach zu funktio- 

 nireii aufhört, ohne dass damit irgend welche Gefahr 

 für den Apparat verknüpft ist. 



Neben diesem Yorteile selbsttätiger Regulirung und 

 einfachster Konstruktion, welch letztere noch ein ge- 

 ringes Mass von Zerbrechlichkeit mitbedingt, zeichnet 

 die Pumpe noch die grosse Schnelligkeit des Arbeitens 

 vor allen anderen vorteilhaft aus. Zur Illustration dieser 

 letzteren Eigenschaft diene folgendes. Es wurden neben 

 einander folgende Versuche angestellt: a) mit der vor- 

 züglich arbeitenden, automatischen Yerdrängungspumpe 

 System de Khotinsky, gebrauchte Quecksilbermasse 26 K., 

 b) mit oben beschriebener Pumpe, gebrauchte Queck- 

 silbermasse 7 K., es wurden ausgepumpt 4 Gflühlampen 

 à 100 ccm. und ein Yolumometer von 300 ccm., zusam- 

 men 700 ccm. 



a) de Khotinsky b) Kahlbaum c) Kahlbaum II. Versuch 



nach 56 Min. pumpen nach 20 Min. pumpen nach 20 Min. pumpen 

 Verdünnung Vsso ^^ Verdünnung ^/soo ^^ Verdünnung V^ßo ™°^ 

 nach 60 Min. pumpen nach 30 Min. pumpen 

 Verdünnung ^/zio ^^^ Verdünnung Yisso ^^^ 



Ein in Wien im September 1892 angestellter ver- 

 gleichender Yersuch mit der Raps'schen Pumpe ergab, 

 dass mit derselben in 4 Stunden noch nicht der gleiche 

 Yerdünnungsgrad erreicht war, wie ihn die oben beschrie- 

 bene Pumpe in 40 Minuten erzeugte. 



Es wurde in diesen Fällen eine Pumpe mit 2 Luft- 

 fängen angewandt, und handelte es sich natürlich bei 

 diesen Yersuchen um geschlossene Apparate. 



Bei den von uns veranstalteten Siedeversuchen ist 

 die Yerdünnung selbstredend eine wesentlich geringere, 

 doch gelang es dabei in fast allen Fällen dieselbe so 

 weit zu treiben, dass am Manometer ein Druck nicht 

 mehr abzulesen war, derselbe wurde dann mit mm. 

 bezeichnet. Kahlbaum. 



