— 742 — 



durch den hohlen Körper und die Durchbohrung des- 

 selben in den freien Arm. Soll der Hahn geschlossen 

 werden, so kann derselbe, was einen weiteren Yorteil 

 darstellt, um 180^ statt nur um 90 •^ gedreht werden. 

 Der Zutritt der äusseren Luft wird durch das sperrende 

 Quecksilber gehindert, und somit ist der Zweck, einen 

 absolut dichten Hahnverschluss zu haben, erreicht. 



Diese Anordnung erlaubt zugleich noch eine reiche 

 Yariation in Drei- und Yierwegehähnen, ohne dass es 

 dabei notwendig ist, dem Hahnkörper Röhrchen ein- 

 zuschmelzen, es kann das alles durch entsprechende An- 

 ordnung der Durchbohrungen erreicht werden; jedoch 

 ist darüber hier nicht zu berichten, das soll an anderer 



Stelle geschehen. 



Kahibaum. 



Der weiter oben beschriebene Apparat zur Bestim- 

 mung des Kochpunktes, gemessen in der Flüssigkeit 

 selbst, wurde nur, wie schon gesagt wurde, bei An- 

 wendung der Wasserluftpumpen gebraucht; für sehr yiel 

 geringere Drucke ist derselbe nicht wohl zu verwenden,^) 

 weil einmal ein Ueb erhitzen sich schwer würde vermeiden 

 lassen, und weil weiter, und besonders bei länger währen- 

 dem Erhitzen unter so tiefen Drucken, so viel, auch von 

 den hochsiedenden Flüssigkeiten, selbst bei energischster 

 Kühlung durch Yerdampfen verloren gehen würde, dass 

 nicht wohl genügend einheitliches Material hätte be- 

 schafft werden können. Es musste also ein anderer 

 Apparat und zwar ein solcher zur Anwendung gelangen, 

 bei dem für jeden bestimmten Druck, der schnell variirt 

 werden konnte, die Flüssigkeit besonders bis zu einem 



^) Um seine Brauchbarkeit zu prüfen, ist derselbe gleichwol, 

 wie aus dem folgenden noch ersichtlich, bei einigen Gemengen 

 auch für tiefere Drucke angewendet worden. 



