— 743 — 



bestimmten Punkt, eben dem Siedepunkt unter diesem 

 Druck, erhitzt wurde. Der für diese Bestimmung ver- 

 wendete Apparat ist auf Tafel 14 abgebildet. 



Apparat zur Bestimmiing des Koctapunktes. 



gemessen in der Flüssigkeit selbst unter 



Anwendung der Queeksilberluftpumpe. 



Der mit Siedeerleichterern wolilgefüllte Rundkolben 

 K trug einen seitliclien Stutzen ä, auf dessen Schliffstelle 

 Schi die Capillare ü, g^ eingepasst war, dieselbe reichte 

 bei g\ wenig nach oben gebogen, bis fast auf den Boden 

 von K^ an ihrem oberen Ende war über dieselbe ein 

 dickwandiger Gummischlauch gestülpt, der eine Klemme 

 Kl trug und zur Trockenflasche T führte. An den 

 Hals H des Kolbens K war das Rohr JR angeschmol- 

 zen, das bei ^c/i2 auf die Yorlage F aufgeschmolzen war. 



Der Teil des Rohres i^, der in die Yorlage reichte, 

 war verengt nach unten gebogen und trug an seiner 

 oberen Wandung eine Öffnung, durch die die aus c, c' 

 in den Apparat gelangende Luft abgesogen wurde. 

 Der Hals ZT war oben durch den Schliff Sch^ geschlossen, 

 der einen Haken trug, an dem das, die Temperatur 

 der Flüssigkeit angebende, Thermometer t aufgehängt 

 war. Auf den Hals ^i der Yorlage V war ein 

 Schlangenkühler L bei Sclu aufgeschliffen, derselbe 

 führte über das Barometer B^ das wie die anderen 

 früher benützten frei aufgehängt war und in das weite 

 Gefäss G tauchte, zu den zwei grossen, je etwa 10 

 Ltr. haltenden Yorlegeflaschen Vi und V2. Die Yer- 

 bindung dieser Flaschen mit dem Schlangenkühler 

 wurde durch je einen Dreiwegehahn vermittelt, damit 

 dieselben nach Bedürfniss ein- oder ausgeschaltet werden 

 konnten. Da, wie wir schon sagten, auch bei stärk- 

 stem Kühlen immer etwas von den Flüssigkeiten ver- 



