18 Sternwarte in Bergedorf. 
Objektive fehlten auch noch im Berichtsjahre am Instrument. Mit dem 
3.4-m-Triplet wurden von Prof. Schwaßmann eine Reihe von Sternhaufen 
aufgenommen, sowie verschiedene Vergleichsaufnahmen mit der photo- 
graphischen Himmelskarte ausgeführt. Ferner- wurde der Komet 1915 e 
(Taylor) photographisch verfolgt und die Planeten 239, 331, 456, 480 und 
706 aufgesucht, von denen 239 und 331 nicht aufgefunden wurden. 
Der zur Ausmessung der Aufnahmen am Lippert-Astrographen er- 
worbene parallaktische Plattenmesser von A. Repsold & Söhne wurde 
im Februar zunächst im Vorraum des Astrographen-Gebäudes aufgestellt, 
und zwar wegen des beschränkten Platzes vorläufig in der behelfsmäßigen 
Anordnung, daß Plattenmesser und Plattenhalter zusammen auf eine 
gemeinsame gußeiserne Bahn gesetzt wurden. Die von Prof. Schwaßmann 
ausgeführte Untersuchung des Plattenmessers zeigte, daß es dem Ver- 
fertiger gelungen war, die Instrumentfehler so klein zu halten, daß sie bei 
der Auswertung der Messungen unberücksichtigt bleiben können: der 
Winkel zwischen Stunden- und Deklinationsachse wurde zu 90° 0’ 871 
und der kürzeste Abstand beider Achsen von einander zu 0.11 mm gefunden. 
Auch Kollimationsfehler und kürzester Abstand zwischen optischer Achse 
und Stunden- bezw. Deklinationsachse konnten hinreichend klein gehalten 
werden. Bei Messungen 5° vom Plattenmittelpunkt entfernt erreicht der 
Einfluß der Instrumentfehler bei den Gliedern zweiter Ordnung nur den 
Betrag von 0”’1. Eine während zweier Wochen ausgeführte Ausmessung 
einer mit dem Petzval-Objektiv des Lippert-Astrographen aufgenommenen 
Platte ergab auch für die behelfsmäßige Aufstellung von Plattenmesser 
und Plattenhalter eine befriedigende Standfestigkeit; während dieser Zeit 
hielt sich der Nullpunkt des Stundeskreises innerhalb + 0°06, der des 
Deklinationskreises innerhalb + 3”2 konstant. Eine Änderung der Lage 
der Platte gegenüber dem Plattenmesser war nicht feststellbar. Die 
Messungsgenauigkeit bei zweimaliger Einstellung ergab sich zu + 0706 
in AR und + 0”8 in Dekl. Die mittleren Fehler der abgeleiteten Stern- 
örter wurden zu + 0°09 in AR und + 0”9 in Dekl. gefunden. 
VII. Rechendienst. 
Die rechnerische Bearbeitung der an den Instrumenten der Sternwarte 
ausgeführten Beobachtungen wurde von den Beobachtern selbst unter 
Mitwirkung der Hilfskräfte der Sternwarte möglichst auf dem Laufenden 
gehalten. ; i 
Bei der Neubearbeitung der Rümkerschen Meridiankreis-Beob- 
achtungen der Jahre 1836—1856 wurden noch eine Reihe von Ergänzungs- 
arbeiten ausgeführt: Die Drucklegung des Sternverzeichnisses wurde im 
Berichtsjahre noch nicht in Angriff genommen. 
