294 HAGSTRÖM, OM KROPPARS LEDNINGSFÖRMÅGA FÖR VÄRME. 



skala i femtedels grader. Jag har underkastat denna termometer 

 en undersökning enligt föreskrifterna i KOHLRAUSCHS Leitfaden 

 der Prakt. Physik, 5 Uppl. 1884, pag. 69 och ff., och därvid 

 med delningsmaskin uppmätt skalan och kalibrerat röret, samt 

 bestämt korrektionen för skilnaden mellan fryspunkt och kok- 

 punkt. De erhållna korrektionerna för O"; 10° . . . 60° . . . utgöra 

 ± 0°oo, + 0!o5, — 0!oi, + 0?o6, + 0!o5, + 0!oo, + 0°0 6 ..., 

 hvartill kommer korrektion för nollpunkten. 



Vid konstantbestämningarna räckte alltid en betydlig del 

 af det långa termometerröret öfver vattenbadet. För bestäm- 

 ning af den korrektion /\t, som på grund häraf behöfde an- 

 bringas på termometerafläsningarna, nedsattes termometern A i 

 ångorna från kokande vatten i ett vanligt kärl 'för kokpunktens 

 bestämning. Då 20, 40, 60 och 80 grader af termometerskalan 

 räckte upp ofvan locket af kokkärlet, erhöllos korrektionerna 

 A^ respektive +0!i8, +0!37, +0!56 och +0!?:. Den härur 

 beräknade formeln: 



/\t = 0.000 120 a (t — t(,) , 



där a betecknar antalet öfverskjutande grader samt i(— /„ skil- 

 naden mellan termometerskalans och omgifningens temperaturer 

 — i försöket — - 80' — , ger vid återberäkning i ordning +0°i9, 



+ 0°38, +0!.57 samt +Oji. 



Den för bestämning af det kallare lödningsställets och om- 

 gifningens temperatur använda termometern B var likaledes en 

 Ådermans termometer med skala i femtedels grader. För att 

 bestämma korrektionerna på densamma har komparation med A 

 i vattenbad egt rum. 



Ohse7'vationamaterialet. 



Tabell II innehåller ett par af mina försök med Ångströms 



metod. Försök 1 är utfördt på samma stång af koppar, som 



utgjort föremål för Ångströms undersökningar, i) försök 2 på en 



rund stång af engelsk koppar, sådan den förekommer i handeln. 



') Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1862, N:o 2, pag. 21. 



