ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1891, N:0 5. 333 



det medföljande certifikatet till vätgastermometer. Nedanstående 

 tabell visar den korrektion, som skall läggas till Geisslers- 

 termometern för att erhålla temperaturen uttryckt i vätgaster- 

 mometer. 





T 



L vätgas - 



— ' Geislers 



termm. + korvektion. 







0"= 



2" 



4" 



6° 



8° 





— 0.672 



— 0.665 



-0.647 



— 0.635 



— 0.626 



1 



— 0.606 



— 0.590 



— 0.585 



— 0.581 



— 0.576 



2 



— 0.571 , 



— 0.564 



— 0.552 



— 0.539 



— 0.524 



3 



— 0.507' 



— 0.490 



— 0.479 



— 0.464 



— 0.450 



4 



— 0.435 



— 0.419 









Temperaturerna äro beräknade enligt teorin för minsta qva- 

 dratmetoden under antagande att variationen är lika för hvarje 

 minut under en beräkningsserie. Således är vid 



observationstiderna : O , 



de observerade värdena: a^, 

 de verkliga » a, 



1 2 



a,, a.2, 



n 



a + na. 



Häraf erhålles 



(2w + l)s + (2n +1 — 3)a,+(2n + l — 6)a2+ ..+(1 — ?i)a„ 



= 2 



-6 



(n + !)(« + 2) 



n{a„ — «o) + (n — 2) {a„-i — «;) + .•• 

 n{n + l){n + 2) 



Jag anför här såsom exempel gången och beräkningen af en 

 fullständig iakttagelse. 



Konstanten ä;3, bestämdes såsom medium af 9 bestämningar 

 och erhölls 



Öfvers. af K. Vet.-Ahad. Förh. Arg. 48. N:o 5. 4 



