ÖFVERSIGT AF K. VETENSIC.-AKAU. FÖRIIANDLINGAR 1887, N:0 0. 417 



begagnat mig af en ny, som befriad från den föregåendes ölägen- 

 heter dock eger alla dess fördelar. Nedanstående fig. återgifver i 

 hufvudsalc de nya anordningarna. Själfva dilatometern A utgöres 

 af en U-formig reservoir med sin böjning vänd uppåt ocli med två 

 dilatomete.rrör S och /. De båda dilatometerrören äro graderade 

 i mm och bära i öfre ändarna hvar sin mindre reservoir. Denna 

 är hos det ena röret, /S-röret, jämntjoclc men afsmalnande upp- 



= w ^ 



till, hos det andra, /-röret, är deremot reservoiren på midten 

 något insnörpt, så att en något konisk korkpropp 7^ kan skjutas 

 ned till nämnda insnörpning. Denna korkpropp är genomborrad 

 på två ställen, dels for kapillärröret P, dels för fortsättningen 

 af röret H, hvilket leder till apparatens andra del, som tjänar 

 att upptaga, förvara och uppmäta den för försöken afsedda 

 gasen. Röret GG är här den egentliga gasbehållaren, som me- 

 delst en kautschukslang står i förbindelse med reservoiren M, 

 hvilken innehåller qvicksilfver, som sålunda äfven afspärrar gasen 

 i gasröret G. För att kunna med större noggranhet sätta den i 



