— 427 — 



5 svenska fot från hvarandra fastskrufvades vid stången. Of- 

 vanom hvardera skalan var ett starkt mikroskop fästadt vid en 

 grof stångcirkel af träd, hvilken med sina ändar visserligen stödde 

 sig medelst styrgafflar mot de nämnda skalorna och således äf- 

 ven mot profstången, men uppbars dock till största delen af sin 

 vigt genom lämpligt anbragta motvigter. Den anordning var i 

 öfrigt vidtagen, att stångcirkeln ständigt tvingades följa index- 

 skalan åt, så att en ringa förskufning af honom var tillräcklig 

 för att fullkomligt inställa indexmikroskopet på nollpunkten, hvar- 

 efter den egentliga uppmätningen skedde medelst mikrometer- 

 skrufven hos det öfver mätskalan varande mikroskopet. 



Ett delstreck å mätskalan upptog nära 0,2 m.m. ; ett hvarf 

 å mikr ometer skruf ven nära \ delstreck, eller 0,05 m.m.; direkt 

 afläsning å skrufhufvudet skedde på ^ af ett hvarf, eller på 

 0,0005 m.m.; hvaraf inses, att noggrannheten hos sjelfva mät- 

 apparaten var större, än behofvet här påkallade. 



Beträffande godheten hos inställningarne må nämnas, att 

 afståndet mellan de båda parallela håren i hvardera mikroskopet 

 upptog omkring ^ af en skrufgänga eller 0,04 m. m., tillfölje 

 hvaraf summan af de vid båda mikroskopens inställning begångna 

 felen alldeles icke kan i sitt maximum uppskattas högre än till 

 0,02 m.m. eller T \j af en skaldel. Oaktadt observationerna sjelfva 

 i de vanligaste fallen, der sådant kunnat ske, hafva uppvisat öf- 

 verensstämmelse äfven på hundradelar af skaldelen, upptagas i 

 tabellerna här nedan dock endast tiondelar af skaldelen, och det 

 af följande skäl. 



Nedanför skall visas, att de permanenta förlängningarne 

 växa betydligt vid de större belastningarne, och att stängerna 

 dervid blifva ytterst känsliga för de spännande krafterna. Förut- 

 satt nu, att vid begagnande af den Fullerska maskinen spännin- 

 gen hos stången redan ökats så mycket, att han förmår lyfta 

 vinkelhäfstången med den dervid hängande belastningen, så in- 

 träder detta oaktadt ny förlängning hos profstången med hvarje 

 kolfslag hos pumpen vid hydrauliska pressen, förenad naturligt- 



