50 N. K. NORDENSKIÖLD, OM TELEFONERING AF URKORREKTIONER. 



Ledningen emellan observatorierna är oberoende af det i 

 staden inrättade telefonnätet. Den utgöres af en 2 millimeter 

 tjock förtennt jerntråd. Afståndet är IY4 kilometer. I stället 

 för återledning, göres bruk af jordledningen. 



Man får icke räkna på att ljuden af sekundslagen skola 

 fortplantas till mikrofonen med önsklig skärpa endast genom 

 luften, utan bör ovilkorligen den resonansskifva, vid hvilken 

 mikrofonen är fästad, genom fast materie förbindas med ur- 

 verket. Emellertid kan utan olägenhet denna förbindelse på ett 

 eller flera ställen inskränkas till den beröring, som eger rum 

 då en tapp hvilar i sitt lager eller en spets trj^cker emot en 

 plan yta. Det har förefallit mig såsom om man, för att för- 

 nimma sekundslagens begynnelse och slut fullt distinkt, icke får 

 gifva de resonansskifvor, genom hvilka ljudet har att passera, 

 allt för stor utsträckning, och att mycken vigt ligger uppå att 

 man lyckas gifva dessa skifvor de rätta dimensionerna. 



Den anordning för mikrofonens och urets förbindande med 

 hvarandra, som efter flere olika försök visat sig lämpligast, är 

 följande. Ett parallelipipediskt skåp, 31 cm. djupt, 24 cm. 

 bredt och 28 cm. högt, är fästadt vid en af magnetiska obser- 

 vatoriets väggar. Taket och tvenne emot hvarandra stående 

 sidor af detta lilla skåp bestå af spegelglas, som bilda goda 

 resonansskifvor. Midtemot dörren, vid den emot väggen vet- 

 tande sidan af skåpet, är mikrofonen fästad. Då uti skåpet 

 inskjutes en kronometer, så befinner sig denna och mikrofonen 

 inom samma för yttre ljudinflytelser temligen väl skyddade rum. 

 Kronometern är förfärdigad af Dent i London och på det för 

 fartygsur vanliga sättet, medelst en raetallring och fyra tappar, 

 upphängd uti en trälåda. Urlådan bör skjutas så långt in uti 

 skåpet, att främre sidan af densamma trycker emot tvenne 

 skrufhufvuden, som något framstå ifrån den vägg af skåpet, vid 

 hvilken mikrofonen är fästad. Man kan utan öfverdrift säga, 

 att man på astronomiska observatoriet genom telefonen kan 

 tydligare höra sekundslagen (eller rättare sagdt halfva sekund- 

 slagen) af magnetiska observatoriets kronometer, än direkte med 



