111 



Appareils employés pour l'étude du pouls veineux jugulaire 



CHEZ l'homme et CHEZ LES ANIMAUX (SPHYGMOGRAPHF. VlîINEUX), 



par M.Fr ançois-Franck. 



Dans mes précédentes communications sur le pouls veineux 

 jugulaire, j'ai souvent parlé de la nécessité d'appliquer à l'é- 

 tude de ces mouvements délicats des veines des appareils 

 d'une grande sensibilité, et de combiner avec l'inscription de 

 ces mouvements l'inscription des pulsations du cœur ou des 

 artères. 



Déjà on a exécuté das recherches analogues avec des pro- 

 cédés réalisant plus ou moins complèteniaftt les conditions in- 

 diquées : je rappellerai particulièrement l'application de l'en- 

 tonnoir de Buisson, faite par M. Potain à l'exploration du 

 pouls veineux jugulaire normal ou pathologique chez l'homiue, 

 et im appareil formant une sorte de gouttière à membrane 

 pour recevoir la veine jugulaire dénudée chez les animaux: ce 

 dernier appareil est celui de M. Ewald, employé par lui et 

 par M. Gottwald (1881). Il a donné de bons résultats et je 

 l'ai appliqué moi-même après les auteurs précé«lfints, en 

 constatant sa fidélité. 



Mais ce dernier appareil exige la dénudation de la \ eine 

 sur une grande étendue ; on la prive de ses connexions nor- 

 males avec les tissus voisins, point qui a sa grande impor- 

 tance, D'autre part, l'entonnoir employé par M. Pocain donne 

 d'excellentes courbes, quoique un peu amortie:?, à la condi- 

 tion qu'on procède avec de grandes précaminns ix •'• ne pas 

 déprimer la veine. 



Il m'a semblé qu'en employant un tout petit tambour explo- 

 rateur sur le modèle de ceux de M. Marey, mais rendu très 

 sensible par l'application d'une membrane de caoutchouc 

 soufflé, nmnie d'une tige articulée qui exerce sur la veine une 

 très légère pression par son simple poids, on pouvait faire 

 rentier cette exploration veineuse dans le cadre des explora- 

 tions artérielles et cardiaques : l'uniformité des types d'ins- 

 truments est en effet un point sur lequel insiste beaucoup 

 M. Marey. 



De plus, ce même appareil a l'avantage de s'appliquer 

 aussi bien à l'étude du pouls veineux chez l'homme que chez 



