— 240 — 



les autres faces de, l'appareil sont plates et peuvent s'appli- 

 quer sur tout le reste du corps. Dnis tous les cas, la surface 

 de la boîte qui est en contact avec la peau est assez large 

 pour que la peau se refroidisse sur une grande étendue. 



Deux tubes débouchent dans l'appareil : l'un d'eux (^w), 

 amène l'air au moyen d'un insufflatenr en caoutchouc ; par 

 l'autro {ab), qui sert à 'a sortie de l'air, on verse de l'éther au 

 moyen d'un entonnoir, de façon à remplir les trois quarts de 

 l'appareil. On fait alors passer un courant d'air à travers la 

 cai-se : i'air, en traversant l'éther, se charge des vapeurs de 

 ce liquide, puis sort de l'appareil. L'évaporation produit un 

 refroidissement rapide et très considérable des parois de 

 l'appareil . 



Cette méthode si simple donne d'excellents résultats. M. de 

 Lesser a pu de la sorte opérer avec succès des pana'is, des 

 ongles incarnés, extirper des corps étrangers, désarticuler, 

 amputer ou rés^équer des doigts et des orteils. Avant de com- 

 mencer l'opéra. ion, il a toujours soin d'empêcher l'accès du 

 sang au moyen de ia bande d'Esmarch, s'il doit opérer sur le 

 bras ou la jambe, et par une méthode analogue, s'il opère sur 

 le doigt. 



Le refroidissement des parois de la caisse est tel que, si 

 'on opère sur des points du corps où la peau est très mince, 

 on doit faire attention à ne pas la congeler. 



Un autre appareil, basé sur le même principe que le précé- 

 dent, sert encore à M. de Lesser à obtenir par refroidissement 

 l'anesthôsie de la cavité buccale. L'appareil (fig. 2) consiste en 

 deux caisses, de très petites dimensions et pleines d'éiher. Le 

 refroidissement de leurs parois s'obtient de la même manière. 

 Ces deux caisses métalliques sont portées chacune à l'extré- 

 mitj d'un manche, le 1 )ng duqu 1 courent les tubes de caout- 

 chouc qui apportent l'air et le retnportent. Elles communiquent 

 au moyen de deux tubes de caoutchouc avec deux flacons 

 (fig. 1) que l'air in^^uflié doit traverser tout d'abord, pour s'y 

 charger des vapeurs d'éther. 



Grâce au froid produit par cet appareil, l'extraction des 

 dents, l'extirpation des amygdales et les opérations sur le 

 larynx se font s&ns difficulté. 



