— 320 — 



Note sur un nouveau régulateur pe température fonc- 

 tionnant SANS LE si'XouRS OU GAZ d'kclairage, par M. p. 

 Uegnard. 



Les personnes que la nature de leurs travaux oblige à tra- 

 vailler à la campagne, au bord de la mer, loin, en un mot, des 

 villes où se trouve une usine à gaz, ont la plus grande diffi- 

 culté pour entretenir des étuves à une température constante. 

 Tous les régulateurs un peu précis que l'on utilise dans les la- 

 boratoires demandent l'eujploi du gaz d'éclairage qu'un méca- 

 nisme quelconque vient éteindre ou rallumer au moment 

 voulu. 



Dans une des dernières séances de la Société, M. D'Arsonval 

 a présenté une étuve qui peut fonctionner sans gaz en utilisant 

 les points d'ébullition de liquides volatils. 



Cette présentation m'a engagé à vous montrer une étuve dont 

 je me sers depuis quelque temps et qui fonctionne d'une ma- 

 nière très régulière avec une sensibilité extrême. 



Dans un bain d'eau plonge un thermomètre électrique, c'est- 

 à-dire un thermomètre ouvert par en haut, dans le tube duquel 

 plonge un fil de platine très fin qu'on peut élever ou abaisser 

 etarrèter définitivement devant un degré quelconque de la 

 division. Le mercure de la boule du thermomètre est en com- 

 munication par un fil soudé dans le verre avec le pôle d'une 

 pile Leclanché. Le fil de platine supérieur étant en rapport 

 avec l'autre pôle, des que le mercure, en se dilatant, viendra 

 toucher ce pôle, le courant sera fermé : on pourra faire fermer 

 le courant à telle division que l'on voudra. 



Sur le trajet de ce courant se trouve un électro-aimant dont 

 la palette, munie d'un long levier, porte une lampe à essence 

 de pétrole. Quand le courant ne passe pas, cette lampe est 

 placée sou- l'étuve; dès que le courant passe, la palette de 

 l'électro-aimaut est attirée et la lampe entraînée au loin. 

 L'étuve ne chaufîe donc plus. Presque aussitôt, le thermomètre 

 se refroidissant, la colonne mercurielle quitte le curseur de 

 platine Aussitôt le courant est rompu, rélectro-aimant est 

 inactif et un ressort antagoniste ramènela lampe à pétrole sous 

 rétuve,et ainsi de suite indéfiniment, 



