— 627 ~ 

 Séance du 14 octobre 1882. 



Présidence de M. Grimaux. 



Deux nouveaux hémociiromomètres, par M. L. Malassez 



La connaissance de la richesse du sang en hémoglobine est 

 d'une telle importance en physiologie et en médecine, les pro- 

 cédés colorimétriques sont si simples et relativement si exacts 

 que je crois utile de présenter à la Société deux nouveaux 

 hémochromomètres que j'ai fait construire il y a plusieurs 

 mois, et qui me paraissent répondre aux divers besoins de la 

 pratique courante. L'un d'eux est une transformation com- 

 plète de celui que j'avais imaginé en 1872 et présenté à la So- 

 ciété de Biologie en 1876(1); l'autre est une simple appropria- 

 tion d'un colorimètre employé dans l'industrie, du colorimè- 

 tre Duboscq modifié par Laurent. 



lo Hèmoehromomètre Malassez transformé. 



Mon ancien hèmoehromomètre avait pour but, je lo rap- 

 pelle brièvement, de comparer une solution du sai»g à exa- 

 miner, solution de titre et d'épaisseur déterminés, à une 

 échelle colorimétrique formée par une cuve prismadi[ue rem- 

 plie d'une gelée picrocarminée. D'après le point de la cuve 

 qui reproduisait l'intensité de teinte de la solution sanguine, 

 on jugeait du'pouvoir colorant du sang examiné et par consé- 

 quent de sa richesse en hémoglobine. 



Cet appareil présentait certains défauts, qui, lenjuit pour 

 la plupart à de simples détails de construction, avaient été fa- 

 ciles à corriger en modifiant légèrement l'appareil; mais il en 

 était un, et le plus important de tous justement, que je n'ai pu 

 faire disparaître qu'en changeant la base de l'appareil. Cedé- 



{\) Société de Biologie, séance du 2S octobre 187C, voyez aussi '.Académie 

 des Sciences, séance du 6 août 1877 et Archiest dt phytiologis normale 

 tt pathologique 1877, p..l et p. 634. 



C. ,r. un 32 



