— 629 - 



et par l'épaisseur qu'il faut leur donner , on juge de 

 leur richesse en matière colorante. Dans ces conditions, 

 les qualités de coloration ne seront différentes que tant 

 que les intensités le seront ; et du moment qu'il y aura égalité 

 d'intensité, il y aura en même temps similitude dans la 

 qualité. En sorte que les dissemblances qui se manifestent 

 entre la couleur du sang et celle du picrocarminate , 

 loin d'èlre nuisibles comme dans l'ancien appareil, con- 

 courent au contraire à préciser le point où l'égalité se fait en- 

 tre le sang et l'étalon. Or, c'est justement la disposition que 

 j'ai adoptée pour mon nouvel hémochromomètre; et il m'a ?uffi 

 pour cela, de renverser l'ancien, de mettre la solution éan- 

 guine à examiner dans la cuve prismatique, et la solution pi- 

 crocarminée dans une petite cuve à faces parallèles et d'épais- 

 seur constante comme était le réservoir du mélangeur. J'ai 

 profité aussi de ce changeme^^t pour rendre les appareils plus 

 faciles à manier et plus solides que les anciens . 



A la place du large écran, devenu inutile, comme nous le 

 verrons, il y a seulement une petite plaque métallique rectan- 

 gulaire. Elle s'aTrticule sur un support vertical muni d'un pied, 

 en sorte que l'on n'est pas obligé de tenir sans cesse l'appa- 

 reil en main. Elle peut être maintenue verticale jpour l'exa- 

 men à la lumière transmise, ou inclinée en avant pour i'exa- 

 menàla lumière réfléchie. Elle est, comme l'ancien écran, 

 percée de deux orifices circulaires, derrière lesquels se trou- 

 vent, à gauche, une petite cuve contenant la solution picrocar' 

 minée étalon, à droite, la cuve prismatique destinée à rece- 

 voir la solution sanguine. 



La cuve étalon est une petite cuve cylindrique formée par 

 un anneau en verre de 5 millimètres d'épaisseur, sur chacune 

 des faces duquel est collée une glace circulaire. Elle est mon- 

 tée dans une chemise métallique qui, pressant contre ses deux 

 faces, maintient les glaces solidement appliquées contre l'an- 

 neau et les empêche de se décoller Cette chemise entre à frot- 

 tement doux dans une bague métallique adhérente à l'écran, 

 ce qui permet de remplacer facilement la cuve s'il en est be- 

 soin. La solution picrocarminée est faite avec de la glycérine 

 pure étendue de 1{4 d'eau légèrement phéniquée et du picro- 



