- 630 — 



carminate parfaitement neutre. Sa teinte reproduit exacte- 

 ment celle d'une solution au 100e de sang à 5 0[0 d'hémoglo- 

 bine vue sous la même épaisseur (5 millimètres); elle se conserve 

 parfaitement si elle a été faite avec du bpn picrocarminate et 

 si on la maintient habituellement à î'abri de la lumière, je 

 m'en suis assuré expérimentalement (1). 



La cuve prismatique d'analyse a la même forme que l'an- 

 cienne. Ses parois obliques sont inclinées de telle sorte l'une 

 sur l'autre qu'elles s'écartent de 1 millimètre par centimètre, 

 disposition qui facilite singulièrement la graduation. Ses parois 

 latérales sont aussi rapprochées que possible, de façon à dimi- 

 nuer la capacité de la cuve et par conséquent la quantité de 

 solution et de sang nécessaires pour un examen. Elles sont 

 métalliques; réunies l'une à l'autre par des vis, elles pres- 

 sent et maintiennent solidement entre elles les glaces qui for- 

 ment les parois obliques, aussi, n'y a-t-il plus à craindre de 

 décollements. Sa base, dirigée en haut, est ouverte pour rece- 

 voir les solutions ; elle se ferme à volonté à l'aide d'un cou- 

 vercle. Cette cuve est enfin intimement fixée à un chariot que 

 l'on fait monter ou descendre à l'aide d'un bouton placé sur 

 le côté de l'appareil. 



La graduation n'est plus marquée sur l'un des côtés de la 

 cuve, mais sur l'un des montants du chariot ; on peut la voir 

 à travers une fenêtre rectangulaire que présente l'écran en 

 haut et à droite, il n'est donc plus nécessaire de retourner l'ap- 

 pareil pour faire la lecture. L'index ne consiste plus en une ai- 

 guille, mais en un trait horizontal gravé sur l'un des côtés 

 verticaux de l'orifice rectangulaire, côté qui est taillé en biseau 

 à cet effet. Les chiffres correspondant aux degrés de l'échelle 

 indiquent d'emblée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une 

 table, le nombre de grammes d'hémoglobine contenue dans 



(1) Les «anga qui ont servi à fabriquer le» solutions sanguines types ont été 

 analysés avec la pompe à mercure par M. Gréhant ; puis on a déduit leur ri- 

 chesse en hémoglobine en admettant que chaque gramme d'hémoglobine «st 

 capable d'absorber 1,67 cent, cube d'oxygène à 0*, et à 0,T6 de pression, rap- 

 port qui résulte de récentes expériences de Hûfner et s'accorde avec les 

 considérations théoriques dePreyér/et d'Hoppe-Seyler. On pourrait évidem- 

 ment employer tout autre mode de dosage. 



