— 631 — 



100 cent, cub., du sang examiné; si la solution sanguine a été 

 faite au 100", cette graduation est facile à établir exactement; en 

 effet, l'étalon colorimé trique représentant une solution au 100- 

 de sang à 5 OiO d'hémoglobine vue sous une épaisseur de 5 

 millimètres, le degré 5 doit nécessairement se trouver au ni- 

 veau du point où la cuve a 5 mill. d'épaisseur, c'est-à-dire à 5 

 centim. de son sommet en raison de la forme donnée à cette 

 cuve. Puis, comme avec un étalon jBxe lés valeurs colorimé- 

 triques sont en raison inverse des épaisseurs, le degré 10 se 

 trouvera à 2,5 cent, du sommet, le degré 20 à 1,25 cent., etc. 

 Si le sang à examiner a été dilué, non plus au 100-, mais au 

 200', il faudrait doubler la valeur des degrés trouvés; tandis 

 que pour les solutions au 50*, il faudrait en prendre la moitié 

 seulement. 



L'examen peut se faire comme autrefois à la lumière trans- 

 mise; la plaque écran est alors maintenue verticale et l'on 

 place derrière les entres une glace dépolie qui diffuse la lu- 

 mière reçue. Mais il est plus commode de s§ servir de la lu- 

 mière réfléchie; l'appareil est alors incliné en avant, et la glace 

 est remplacée par un miroir à surface dépolie qui réfléchit et 

 diffuse la lumière tout à la fois, et qui, s'mclinant à volonté, la 

 renvoie dans la direction des cuves. 



L'examen peut encore se faire simplement à l'œil nu; mais 

 on peut s'aider d'un petit appareil emprunté au colorimètre 

 Duboscq et qu'on applique à la face antérieure de l'écran, 

 en avant des deux orifices centraux. Il se compose de deux 

 prismes à double réflexion totale , d'un diaphragme très 

 étroit et d'une loupe. Les deux prismes ont pour effet de met- 

 tre en contact les rayons colorés provenant de l'étalon et ceux 

 provenant de la solution sanguine, rapprochement qui faci- 

 lite singulièrement la comparaison. Le diaphragme, très 

 étroit, a l'avantage de ne laisser voir qu'une très petite éten- 

 due de la hauteur de la cuve d'analyse, ce qui donne plus de 

 précision aux observations. Enfin, grâce à la loupe, les ima- 

 ges obtenues ont,malgré l'étroitesse du diaphragmeéune éten- 

 due suffisante pour qu'une bonne impression rétinienne ait 

 lieu. 



Les mélangeurs destinés à préparer les solutions sanguines 



