— 632 — 



ont également été modifiés dans leur forme et leur cubage. 

 L'examen dessolutions^ ne devant plus se faire dans le mélan- 

 geur, il était inutile que celui-ci fût à glaces parrallèles; le bras- 

 sage de la solution pouvant s'opérer au dehors, dans la cuve 

 d'anal^'se ou dans un vase à part, il n'était plus nécessaire 

 que le réservoir contint une boule agitatrice; en sorte que le 

 mélangeur s'est trouvé réduit aune simple pipette, instrument 

 de construction plus facile et de solidité plus grande. Enfin, 

 avec les anciens cubages, il eût fallu, pour obtenir des solu- 

 tions au lOO', rejeter le liquide compris dans le tube de prise, 

 sans quoi Ton aurait eu des solutions au lOl' ; pour obvier à 

 cet inconvénient, la partie graduée a un volume total égal à 

 100 au lieu de 101 comme autrefois. Puis l'on adonné au tube 

 de. prise une capacité égale à 2, ce qui permet d'obtenir d'em- 

 blée des solutions à 2 0[0 ou au 50* ; enfin le tube a été divisé 

 en deux parties d'égal volume, et la moitié inférieure subdivi- 

 sée également en deux, afin d'avoir comme avec les anciens 

 appareils des solutions au 100' et au20C ; les solutions au 50*, 

 au 100'; au 200* paraissent répondre au'X divers besoins dp. la 

 pratique. 



L'hémochromomètre et le mélangeur sont contenus dans une 

 boîte en gainerie qui'no mesure que 15,5 centimètres de long, 

 sur 9 de large et 4,5 d'épaisseur. On y peut enfermer encore 

 une lancette à pointe gardée pour faire les piqûres et obtenir du 

 sang, et un petit vase en verre destiné à recevoir provisoire- 

 ment, les solutions sanguines. 



, Les personnes qui possèdent déjà de mes anciens appareils 

 pourront les faire transformer par le fabricant et jouir ainsi 

 des principaux avantages des nouveaux. Une cuve étalon sera 

 fixée à l'orifice où se plaçait le réservoir du mélangeur; et une 

 cuve d'analyse sera mise sur le chariot à la place de l'an- 

 cienne cuve étalon, mais son échelle colorimétrique sera gra- 

 vée sur le côté pour être en rapport avec l'aiguille fixe 

 indicatrice. 



2" Calorimètre Laurent modifié. 



Les colorimètres Duboscq et Laurent servent à comparer le 

 pouvoir colorant de deux liquides d'après les épaisseurs qu'il 



