— 033 — 



faut donner à chacun d'eux pour qu'ils aient même intensité 

 de coloration. Ils se composent de deux cuves à fonds de glace 

 qui sont éclairées de bas en haut au moyen d'un miroir placé 

 au-dessous d'elles. On y verse les liquides à examiner, et on 

 en fait varier l'épaisseur en y enfonçant des tubes fermés par 

 des glaces et à travers lesquelles se fait la visée. Les rayons 

 colorés, provenant de chacune des cuves, sont reçus par un 

 appareil formé" de deux prismes à double réflexion totale, d'un 

 diaphragme et d'une lunette dans le colorimètre Duboscq, d'un 

 simple oculaire dans celui de Laurent. Les tubes sont mis en 

 mouvement au moyen d'un bouton muni d'un pignon denté et 

 se déplaçant sur une crémaillère; une échelle millimétrique 

 indique les épaisseurs obtenues dans chaque cuve. Pour obte- 

 nir l'égalité de teinte, on peut procéder de deux façons : Don- 

 ner au liquide à examiner une épaisseur constante et faire 

 varier celle du liquide étalon ; ou bien, au contraire, donner 

 au liquide étalon une épaisseur fixe et faire varier celle du 

 liquide à examiner. Dans le premier cas, la valeur colori- 

 métrique cherchée est, par rapport à celle de l'étalon, propor- 

 tionnelle à celle de l'épaisseur qu'il a fallu donner à celui-ei 

 pour obtenir l'égalité de teinte; dans le second cas, la valeur 

 cherchée est, au contraire, en raison inverse de l'épaisseur 

 donnée au liquide à examiner. 



MM. Jolyet et Laffont s'étaient déjà servi de cet appareil 

 pour juger de la couleur du sang (1) ; mais comme ils dispo- 

 saient, dans leurs expériences, de notables quantités de ce 

 liquide et qu'ils n'avaient pas besoin de connaître les quan- 

 tités absolues d'hémoglobine qui y étaient contenues, 

 ils ne l'avaient pas modifié ; ils s'étaient contenté de placer 

 dans l'une des cuves des verres ayant la couleur d'une solu- 

 tion sanguine sans en déterminer la valeur hémoglobique. 



M. Lambling (2) a fait tout dernièrement un pas de plus ; il 

 a réduit les cuves de l'appareil de façon à ce qu'on n'ait besom 

 que de 0,050 cent. cub. de sang, puis il a déterminé la valeur 



(1) Jolyet et Laffokt .—Rec/ierchet *ur la quantité et la capacité respi- 

 ratoire du sang par la méthode calorimétrique. Soc. Biologie, 24 mars 

 1877. 

 (2) Lambling. — Dcm procédés de dosage de l'hémoglobine. 'Sa.ncy, 1882. 



