— 034 ^ 



des verres colorés dont il se servait. Toutefois, son appareil 

 semble être resté un appareil tout personnel, il ne paraît pas 

 avoir cherché à en assurer la reproduction pour le public, ce 

 qui ofifre toujours des difficultés particulières. Or, c'est ce que 

 j'avais fait avant que M. Lambling n'ait publié son très inté- 

 ressant travail. 



Puisque nous ne pouvons conserver les solutions de sang et 

 d'hémoglobine et que les substances qui reproduisent Je mieux 

 cette couleur ne conservent leur qualité de coloration que si on 

 n'en modifie pas les épaisseurs, il fallait évidemment se servir 

 d'étalons colorés fixes dans l'emploi de ces colorimètres ; il 

 fallait par conséquent agir sur l'épaisseur des solutions san- 

 guines à examiner. Je n'ai pas adopté, comme étalon, les 

 verres colorés, quoiqu'ils aient le grand avantage d'être par- 

 faitement fixes, parce que je n'ai nu en trouver dont la couleur 

 m'ait satisfait complètement. J'en aurais^ trouvé, que peut-être 

 y aurai-je renoncé encore, parce que je n'aurais pas été sûr 

 que le fabricani pût s'en procurer de semblables, et parce qu'il 

 eût été difficile d'obtenir avec eux des étalons de valeur hémo- 

 globique voulue, la «lême pour tous. J'ai préféré la glycérine 

 picrocarminée à laquelle il est facile, avec un peu, de soin, de 

 donner exactement la teinte d'une isolution sanguine détermi- 

 née et dont la fixité de couleur me paraît bien suffisante, je l'ai 

 déjà dit précédemment; aussi ai-je adopté ici le même éta- 

 lon que pour mon hémochromomètre modifié. C'est, je le ré- 

 pète, le fac-similé d'une solution au lOO^ de sang à 5 OîO d'hé- 

 moglobine, vue sous une épaisseur de 5 millim. Cet étalon est 

 mis à la place de l'une des cuves de l'appareil, devenue main- 

 tenant inutile. 



La cuve restante a été très réduite dans les dimensions ; il 

 suffit de moins de 1 cent, cube de solution sanguine pour la 

 remplir, c'eçt-à-dire moins de 20 millim. cubes de sang, 

 même pour une solution au cinquantième. Elle se termine en 

 haut par une partie très évasée en forme de cuvette, afin de 

 recevoir le trop plein de liquide quand on enfonce le tube. 

 Celui-ci a été réduit en proportion, comme tout le reate de 

 l'appareil; l'échelle des- épaisseurs est toujours divisée en 

 millimètres et en demi-millimètres, mais elle n'est plus aussi 



