- 753 - 



On renverse l'appareil après l'avoir rempli d'eau (1), en 

 ayant soin de boucher avec le doigt l'orifice supérieur du tube- 



On coiffe ensuite la tumeur avec la calotte qui a été moulée 

 sur elle et on a soin d'appliquer exactement les bords tout au- 

 tour de l'anévrysme. 



L'eau refoulée s'échapperait et mouillerait le malade si l'on 

 n'avait soin d'ouvrir une petite tubulure latérale que porte le 

 tube de verre gradua; cette tubulure munie d'un tube de 

 caoutchouc permet de déverser dans un récipient quelconque 

 l'eau en excès. 



Quand l'écoulement cesse de se produire c'est que la tumeur 

 dans ses expansions maxima (au moment d'une systole se 

 produisant en expiration), ne dépasse pas le niveau indiqué sur 

 le tube. ' 



Par suite, la quantité d'eau qui s'est écoulée et qu'on a re- 

 cueillie correspond au volume maximum de la tumeur, pre- 

 mier point à déterminer (2). 



On pourra ainsi, dans une série d'explorations successives, 

 savoir si l'anévrysme augmente ou diminue de volume ou bien 

 reste stationr.aire, différentes constatations importantes^ faire 

 au point de vue du pronostic, et permettant de isavoir si un 

 mode de traitement employé agit d'une manière réellement 

 efficace. 



Mais il y it des raisons nombreuses pour que cette simple 

 constatation du volume ne renseigne pas d'une manière suffi- 



(1) Pour remplir d'eau l'appareil , sans risquer de décoller la membrane, il 

 fiufât de le déposer sur une une plaque de verre ou sur une serviette plies en 

 plusieurs doubles et appliquée sur une table, de cette façon la membrane sera 

 maintenue Pour retourner le mpule plein d'ean on le renTei*s'6 tn passant la 

 main sous .la serviette, et en soutenant ainsi la membrane. 



(2) On pourrait aussi, en négligeant l'eau qui sort de l'appareil, se rendre 

 compte du volume de la tumeur en mesurant le volume d une calotte sphéri- 

 que capable de déprimer la membrane au même point que l'anévrysme et 

 d'élever l'eau au même niveau. 



M&is, en outre des diffîcaltés pratique* de cette recherche on ts' ex poserait 

 à d'assez, grosses erreurs parce qu'on ne peut jamais être assuré qu'au mo- 

 ment où on a placé l'appareil sur la tamevr, la membrane était parrait^ment 

 hori/ontsie. 



