114 BÄCKLIN, OM DET GALVANISKA LEDNINGSMOTSTANDET. 



»Åtdragning» betyder att de båda klämskrutVar, med livilka 

 stången XY var fäst vid den öfriga delen af ledningen, åtdro- 

 gos hårdare, något som ibland visade sig nödigt kort efter in- 

 sättningen, oaktadt skrufvarne från början liårdt åtdragits. 



De i beräkningen använda /-värdena äro aritmetiska mediet 

 mellan två konsekutiva värden, tagna ur samma kolumn i pro- 

 tokollet. Det på detta sätt funna /-värdet är hänfördt till en 

 tid, som likaledes är aritmetiska mediet mellan de tider, då de 

 ursprungliga /-värdena observerats. Det synes lätt af proto- 

 kollet att man på detta sätt får en fullständig samtidig serie af 

 /-värden för livar tjugonde minut, utom naturligtvis då något 

 afbrott inträffat, t. ex. genom »åtdragning». På likartadt sätt 

 äro de motsvarande temperaturerna bestämda. T kolumnerna 

 1, 2 ocli 3 af efterföljande tabeller äro jemte tillhörande tider 

 och temperaturer anförda de .i-y-värden, som sålunda beräknats. 

 Dessa äro dock behäftade med åtskilliga fel. 



1) Användningen af aritmetiska medier såsom /-värden är 

 ej fullt korrekt i de fall, da de observerade /-värdena variera 

 med en mycket föränderlig liastighet, d. v. s. röra sig utefter 

 en kurva med temligen skarp krökning. Detta är fallet med 

 h- och /^-värdena under tiden närmast efter gjutningen hos de 

 stänger, hvilkas motstånd varierar mest. Detta fel är en följd 

 af den använda metoden. Det kunde väl hafva gjorts något 

 mindre genom att använda något annat medium än just det 

 aritmetiska, något som emellertid ansetts onödigt för förelig- 

 gande ändamål, så mycket mer som de värden, pa hvilka dess 

 inflytande varit störst — de under törsta timmen efter gjut- 

 ningen — , äfven af andra skäl äro något mindre pålitliga och 

 ej heller behöfvas för slutsatserna. 



2) Observationsfel på /-värdena, beroende pa 



a) felaktig afläsning på skalan. Dessa torde väl ej (ifver- 

 stiga 0,2 mm. 



b) felaktig bestämning af eqvipotentialpunkten på grund af 

 otydlighet i galvanometerns utslag. Detta kan på sin höjd uppgå 

 till 0,2.') mm. Eqvipotentialpunkterna bestämdes nämligen i all- 



