OFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 188 5, N:0 7. 161 



sivänglar lika stora horisontala hål voro borrade midt för hvar- 

 andra och vinkelrät mot häfstångens längd. Trådens nedre ände 

 fästes vid häfstången på det sätt, att stålklämman, sedan trå- 

 den blifvit deri fastskrufvad, infördes i den nämda gaffeln, så 

 att hålen kommo midt för hvarandra, hvarefter en stålcylinder 

 instacks genom hålet från framsidan af häfstången. Tråden 

 kunde således med lätthet skiljas från häfstången, om detta be- 

 höfdes. För att med noggrannhet kunna mäta den vinkel, som 

 häfstången beskref under trådens sträckning eller sammandrag- 

 ning, var denna försedd med en spegel, i hvilken en skala af- 

 lästes med tub. I ändamål att så mycket som möjligt skydda 

 tråden mot främmande temperaturvexlingar, omgafs han med 

 ett skåp af trä, hvars framsida utgjordes af en glasdörr.» 



Vid apparaten vidtogs nu för afläsning af belastningen dels 

 en gradering af häfstångsarmen, dels en liten förändring med 

 hängslet, som uppbar de spännande vigterna. 



. Gradering af häfstången i lilla bänken. 



För indelning af häfstången borttogs det lilla skåp, som 

 omgaf tråden, hvarigenom armen, hängande på sin axel, blef i 

 tillfälle att ställa sig i lodlinien. Med katetometer aflästes derpå 

 afstånden mellan öfver- och underkanterna på såväl axelhålet 

 som det hål, hvari stålcylindern för klämman insattes. Enligt 

 3 gjorda afläsningar var diametern på dessa häl 14,7 o — 14,6 6 — 

 14,64 mm. och 4,40 — 4,32 — 4,40 mm. x\.fståndet mellan hålens 

 medellinier var 50,6 5 mm. En vid ett annat tillfälle företagen 

 kontrollundersökning lemnade såsom medium af 2:ne mätningar 

 siffran 50,6 6 mm. Då såväl axeln i sitt hål som cylindern i 

 sitt gick utan märkbar glappning, kan något inverkande fel ge- 

 nom förskjutning ej uppstå. Med 50,6 5 till enhet indelades der- 

 efter armens sida. och öfverkant i lika stora delar, hvarefter 

 med katetometer afståndet mellan dessa delstreck och axelns 

 midlinie kontrollerades. Dä endast kantstrecken vid afläsnin- 

 gen användes, och som uppgiften om deras läge kan behöfvas 

 vid möjligen framtida bruk af apparaten, anföras de 3 bestäm- 



Öfversigt af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 42. N:o 7. H 



