ÖFVERSIGT AF K. VETEXSK.-AKAI). FÖRHANDLINGAR 1885, N:0 8. 45 



derintill gränsande. Detta forsigtighetsmått vidtogs, för att und- 

 vika den starka upphettning af luften i observationsrummet, som 

 måste blifva en nödvändig följd af flere timmars eldning i ett 

 mindre ram. Då tillika de mindre solbelysta månaderna Okto- 

 ber — Januari valdes för utförandet, så blef det möjligt att med 

 tillräcklig noggranhet reglera observationsrummets temperatur, en 

 omständighet som är af vigt vid bestämningar af ifrågava- 

 rande slag. 



I beräkningsformeln för blandningsmethoden: 



(A + b) (f — t)— B{T—t') = M{T— t')C 

 beteckna: A vattnets vigt, b summan af kalorimeterkärlets och 

 thermometerkulans vattenvärden, t kalorimeterns begynnelse- 

 temperatur, t' dess sluttemperatur, B nätkorgens vattenvärde, 

 T undersökningsmaterialets maximitemperatur, M dess vigt, 6' 

 det sökta specifika värmet. 



Thermometern för bestämning af t och t' äfvensom observa- 

 tionsrummets lufttemperatur var förfärdigad af Frans Müller i 

 Bonn och erhölls till låns af Hr Professor A. E. Nordenskiöld. 

 Hvarje grad hade en längd af 26 mm. och var indelad i 50 

 delar, hvarföre hundradelsgrader, med lätthet kunde afiäsas. 

 Emedan det egentliga thermometerröret var omgifvet af ett yttre 

 skyddsrör, äfven inneslutande skalan, hvilken genom sin grofiek 

 ej kunde rymmas i uppvärmningscylinderns urskärning, så kunde 

 ej heller thermometern. på vanligt sätt stående i kalorimetern, 

 medfölja denna in under uppvärmningscylindern. En något af- 

 vikande anordning måste derför vidtagas, som likväl ej märkbart 

 inverkar på resultatens noggrannhet, och hvilken tydliggöres ge- 

 nom tafl. XXIX. En uppståndare frän apparatens fotskifva upp- 

 bar tvenne armar, ställda midt öfver hvarandra och sträckande 

 sig något in öfver kalorimeterkärlet. Dessa armar voro vertikalt 

 genomskurna och i de afiånga genomskärningarne insattes thermo- 

 metern på sådant sätt, att den ej behöfde borttagas oftare än för 

 undersökning af nollpunktens läge. Sålunda hvilade den förmedelst 

 mot thermometerröret fast anslutande korkar helt löst på genom- 

 skärningarnes kanter och kunde till följe deraf ögonblickligen öfver- 



