270 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



vase. C'est cet entonnoir qui recueille le liquide qui s'écoule et dont on 

 veut obtenir l'inscription. 



La deuxième tubulure est pourvue d'un raccord chargé de recevoir le 

 tube à transmission. 



La troisième, destinée à permettre l'évacuation du récepteur quand il 

 est plein, est hermétiquement bouchée pendant le fonctionnement de 

 l'appareil. 



L'inscripteur est un manomètre à eau dont la branche libre porte un 

 flotteur muni d'une plume et dont l'autre branche est reliée au récep- 

 teur. 



Pour mettre le rhéographe en marche, on introduit dans le récepteur 

 une faible quantité d'eau^ juste suffisante pour immerger l'extrémité infé- 

 rieure de l'entonnoir. On le ferme hermétiquement et on le relie au 

 manomètre inscripteur. Il ne reste plus qu'à le placer dans le jet liquide 

 dont on veut obtenir l'expression graphique. 



On conçoit facilement le mode de fonctionnement de ce dispositif si 

 simple. En pénétrant goutte à goutte dans le récepteur, le liquide met 

 sous pression l'air qui s'y trouve emprisonné, et l'accroissement de pres- 

 sion est évidemment proportionnel à la quantité du liquide entré dans le 

 récepteur. Cet accroissement se mesure, d'ailleurs, par la différence de 

 niveau qui s'établit, dans ce dernier, entre le liquide introduit et la 

 colonne restée dans le tube de l'entonnoir. C'est précisément cet accrois- 

 sement progressif de la pression qui s'inscrit et fournit une expression 

 proportionnelle à l'écoulement qui le détermine. Le graphique n'a pas 

 d'autre limite que la capacité relative du récepteur et de la branche cor- 

 respondante du manomètre inscripteur, et son amplitude dépend immé- 

 diatement de la rapidité de l'écoulement. Elle dépend aussi des diamètres 

 relatifs des deux branches du manomètre. 



Pour approprier le rhéographe aux différentes circonstances qui en 

 réclament l'emploi, il suffit donc de faire varier le diamètre de la branche 

 fixe du manomètre. Ce changement s'opère par une substitution, que per- 

 met la construction simple du manornètre. On improvise facilement celui- 

 ci en faisant communiquer ensemble par leurs tubulures latérales et infé- 

 rieures un flacon et une éprouvette à pied et en mettant dans ce système de 

 vases communiquants la quantité d'eau qui convient. L'éprouvette à pied 

 constitue la branche libre et porte le flotteur avec sa plume. Le flacon qui 

 constitue la branche fixe en relation avec le récepteur peut être commodé- 

 ment remplacé par un autre pkis grand ou plus petit, selon les cas et selon 

 le degré de sensibilité qu'il convient de donner à l'appareil. 



L'air contenu dans le récepteur et la branche libre du manomètre est 

 comprimé entre deux colonnes d'eau : d'une part, la colonne qui s'élève 

 dans le tube de l'entonnoir; d'autre part, la différence de niveau qui s'éta- 

 blit dans le manomètre. 11 forme ainsi un coussin interposé entre deux 

 charges égales et qui croissent dans la mesure de l'écoulement. 



