SÉANCE DU 20 JUILLET 503 



dant les manipulations de la coupe et qui serait analogue à celle des 

 moisissures, par exemple, que le picro-carminate mal filtré peut amener 

 à la surface des préparations. 



Dans le cas actuel, les corpuscules parasitaires sont nettement englobés 

 a'i sein du tissu ncoplasique et nullement déposés ni au-dessus ni au- 

 dessous. Quant au rôle qu'ils peuvent jouer dans la tumeur, je ne saurais 

 rien préciser là-dessus ; mais maintenant l'attention est attirée sur ces 

 corpuscules et des observations nouvelles viendront sans doute faire con- 

 naître leur nature exacte et leur rôle. 



RÉGULATEUR ÉLECTRO-AUTOMATIQUE DE TEMPERATURE, 



par M. Remy Saint-Loup. 



La plupart des appareils construits pour régulariser la température 

 des étuves de laboratoires agissent en diminuant le débit d'un jet de gaz 

 produit à la surface libre d'une colonne de mercure dilatable. Le prin- 

 cipal inconvénient de ces appareils, où le gaz arrive en contact du mer- 

 cure, est dans l'oxydation ou la sulfuration du métal qui s'attache alors 

 aux parois des tubes de verre, de telle sorte que les déplacements du 

 ménisque obturateur ne se font plus en temps opportun ; en outre, il se 

 forme des tourbillons qui nuisent encore au jeu régulier de l'appareil. 

 On a songé à parer à ces inconvénients en séparant le mercure du gaz 

 par une membrane élastique, qui, soulevée en face de l'ouverture du 

 tube abducteur^ fait elle-même fonction d'obturateur. Ici un autre acci- 

 dent est à craindre; si l'étuve prend une température supérieure à celle pour 

 laquelle le régulateur est disposé, la dilatation peut produire la rupture 

 de la membrane, Le mercure s'écoule et la surchauffe se produit. 



Dans l'appareil dont j'ai l'honneur de soumettre la description à la 

 Société de Biologie, le mercure est employé aussi, mais il ne sert qu'à 

 rendre hermétique la fermeture d'un espace occupé par le gaz, et sa sur- 

 face peut s'altérer sans cependant diminuer la sensibilité du régulateur. 



Une cloche de verre, formée d'un morceau de tube à essai, repose sur 

 une petite cuve à mercure fixée elle-même dans le bois d'une planchette. 

 Par son sommet, la cloche est suspendue à une tige T légère et rigide; 

 ce sommet ou plafond est formé d'une lamelle de verre plane sur laquelle 

 est appliquée, à l'intérieur de la cloche, un disque de peau de chamois. 



Deux tubes de verre t e[ i' traversant la planchette et la cuve à mer- 

 cure s'ouvrent d'une part à l'extérieur pour s'aboucher à des tubes de 

 caoutchouc, d'autre part à l'intérieur de la cloche. L'un d'eux, dont la 

 section plane est rodée, atteint le plafond de la cloche; l'autre tube n'ar- 

 rive qu'à demi-hauteur. 



