SÉANCE DU 26 JUILLET 503 



Pour obtenir ces ed'els, un lube Iherinoméliique ouvert, contenant du 

 mercure, est placé dans l'étuve. Sa forme variera suivant la forme de 

 l'étuve et de ses ouvertures, pourvu toutefois que le thermomètre soit 

 d'une dimension considérable par rapport à celle du tube qui le sm- 

 monte. De la grandeur de ce rapport dépendra Taccroissement de hauteur 

 du mercure dans le tube pour la dilatation correspondante à un degré et 

 par suite le plus ou moins de sensibilité de l'appareil. 



Dans le tube du thermomètre sont disposés deux fils de platine abou- 

 tissant d'autre part aux bornes que supporte une très courte planchette 

 fixée au thermomètre. L'un des fils plonge profondément dans le mer 

 cure; l'autre peut, en glissant dans la borne, être disposé pour toucher 

 la surface du mercure à la hauteur atteinte à une température choisie. 



Les appareils étant ainsi disposés, on relie l'une des bornes du thermo- 

 mètre à l'une des bornes du régulateur par un fîl de laiton, tandis que 

 les autres bornes sont reliées au charbon et au zinc d'une pile Leclanché, 

 par exemple. 



Lorsque le mercure du thermomètre atteindra le fil de platine le 

 circuit sera fermé et le passage du courant mettra en jeu le mécanisme 

 de telle sorte que la température de l'étuve cessera de s'élever. Dès, au 

 contraire, que l'abaissement de température de l'étuve occasionnera le 

 retrait du mercure, le courant sera interrompu et la flamme reprendra 

 son activité. 



Le régulateur que j'ai ainsi construit fonctionne depuis plus d'un mois 

 sans donner d'autres soins que ceux de l'entretien de la pile. Il suffit 

 pour obtenir une force électrique suffisante, d'un élément Leclanché de 

 trois litres. Dans ces conditions, la température de l'étuve soumise à 

 l'expérience s'est maintenue avec une rigoureuse exactitude, et c'est en 

 présence de ce résultat et sachant combien il est important dans certains 

 travaux des sciences biologiques, de pouvoir disposer d'étuves régulières, 

 que j'ai désiré faire connaître ces dispositifs. 



Je remplis un agréable devoir en remerciant ici, l'éminent Président 

 de la Société de Biologie, M. le professeur Duclaux, dont les conseils 

 m'ont été précieux pour corriger les défauts d'un premier appareil établi 

 sur les mêmes principes, mais dont la complication de structure rendait 

 l'usage difficile. 



Sur la prétendue dégénération nerveuse dans certaines névrites périphé- 

 riques, par M. E. Brissaud. (V. Mémoires du présent volume, p. 79.) 



28.. 



