50 SOHLBBEG, OM DEN ATMOSFERISKA LUFTENS FUKTIGHET. 



närmast om försök, som anståides i januari 1888 — af de förut 

 fritt på bordet liggande ringlarne ytterligare en spiral på cirka. 

 300 cm., som på samma sätt som den andra spiralen medelst 

 en brinnande fotogenlampa bragtes till en temperatur af cirka 

 50° eller något mer. Blyrörets andra ände fastades vid konden- 

 sationsröret till en hygrometer å condensation Interieure, som åt 

 andra sidan förenades med en vattenaspirator, som insög den 

 yttre luften genom hela rörledningen. Denna aspirator var, då. 

 aspiration ej egde rum, skild från kondensationsröret genom en 

 stängd kran. 



Till hygrometer a condensation Interieure användes en af 

 Vetenskapsakademiens instrumentmakare efter meddelad beskrif- 

 ning förfärdigad Crovas hygrometer. Kondensationsröret var 

 14^/2 cm. långt och 17 mm. i inre diameter samt omslöts, vat- 

 tentätt, af en eterfyld parallelipipedisk låda, utom i sina ytter- 

 sta ändar, som sålunda blefvo något utstående. Etermassan 

 genomdrogs vid användningen af luft genom aspirationsrör, som 

 ini lådan voro stälda diametralt, och den insugna luftströmmen 

 omspolade kondensationsrörets nedre och midtersta del, då den 

 uppträngde genom etermassan. Kondens. rörets utstående ändar 

 tillslötos af plana glas, 2 i hvardera, anordnade såsom ett slags 

 dubbelfönster, för att hindra värmeledning utifrån och minska 

 eller till och med upphäfva is-afsättning utanpå, då tempera- 

 turen neddrefs något djupare under 0°. Vid försök som anstäldes 

 i januari 1889 omhöljdes tillika eterlådan noga med bomnll, 

 som sedan i sin ordning insveptes i ett ylleöfverdrag. Slut- 

 ligen fick den till eteraspiration afsedda luften först passera en 

 svafvelsyreflaska för torkning och sedan i spiralformigt rör genom 

 en köldblandning af — 16' till — 20°. Härigenom kunde jag 

 äfven i det uppvärmda operationsrummet utan svårighet ned- 

 bringa kondens.rörets temp. ända till — 10° eller lägre. Dock 

 var eteråtgången härvid betydlig, och tid efter annan under för- 

 sökets lopp måste påfyllning af eter ega rum, alltefter som eter- 

 ytan, som utifrån genom ett glas på sidan kunde iakttagas, 

 sjönk för djupt i lådan. 



