ÖFVERSIGT AF K. VETBNSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1890, N:0 2. 55 



blyledning och kondensationsrör för hvarje observation syntes 

 mig således icke behöflig, ej iieller tillrådlig, emedan den kan 

 orsaka sänkning i daggpunkten hos den efter uttorkningen in- 

 dragna luften (jemför de nedan beskrifna försöken i januari 1889). 

 Man bör enligt min mening blott undanskaffa den gamla fäll- 

 ningen medelst samma slags luft, som. är föremal för under- 

 sökning. 



Sedermera afskiides blyledningens yttre del, den långa spi- 

 ralen lades i ett större, bomulishöljdt kopparkärl, fyldt med 

 isbitar och försedt med nedsatta termometrar, som ihållande 

 och oafbrutet angåfvo O" terap., och luften sögs frän observa- 

 tionsrummet, hvars daggpunkt låg flere grader öfver 0°, genom 

 spiralen och hygrometern. Daggpunkten hos den luft, som genom- 

 gått denna till 0° afkylda spiral, befans nu också vara 0°, så 

 noga som den använda termometern kunde angifva. Försöket 

 förnyades flere gånger, alltid med samma resultat. Det fans 

 således då icke något skäl att betvifla, att Cr ova-hg gr ometern 

 af ven vid andra, närliggande temperaturer ang af den riktiga 

 daggpunkte?!. 



Beträffande den omnämda väntade daggpunktshöjningen i 

 Grovas hygrometer vid uppvärmning af den långa blyledningen 

 erhöllos nu följande resultat. 



Vid 12 försök i januari 1888 erhölls under nämda omstän- 

 digheter i 8 fall högre daggpunkt i Crovas än i Regnaults hy- 

 grometer. Jag vill närmare redogöra för några af dessa fall. 



Den 8 jan. Väderleken var hela f. ra. töcknig och dim- 

 mig, och på middagen stod det på gränsen mellan dimma och 

 regn. Temp. ute vexlade under försöket från + 0,8 till + 1. 

 Kemisk aspiration 1,22 — 2,23 e. m. Barom. 756,3. Aspiratorns 

 temp. +15. ß i formeln sid. 53 alltjemt i hela försöksserien 

 jan. 1888 = 1,9. Enligt Grova var daggpunktcn — 1/2° och 

 enligt Regnault cirka — 1° (någon osäkerhet i följd af luftens 



