ÖPVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1890, N:0 2. 59 



Äfven vid andra tillfällen erhöllos differenser mellan angif- 

 velserna i Regnaults och Grovas hygrometrar, men daggpunkts- 

 höjningen i Crovas hygrometer stämde dock ej med resultatet 

 af vägningen, utan gaf än ett något lägre, än ett något högre 

 resultat än som svarade mot denna. 



I ännu högre grad visade sig en dylik brist på öfverens- 

 stämmelse vid försöken i januari 1889. Af dem vill jag när- 

 mare redogöra för följande. Jag använde dervid ofvannämda 

 tjockare blyledning på 651 cm, nu delad i 3 delar, en ytterst 

 på 74 cm, som gick ut genom fönstret, ett mellanstycke på 87 

 cm och den i spiral upplagda delen på 490 cm. Spiralen om- 

 höljdes af tjockt papper och uppvärmdes under de särskilda för- 

 söken medelst en inuti stäld fotogenlampa, såsom förut är sagdt 

 om försöken i jan. 1888, och befans temperaturen i de nedre 

 ringlarne vara cirka + 43° och i de öfre omkring + 62°. Den 

 tjocka blyledningen sammanfogades medelst en kortare konisk 

 glasrörsbit och en kautschukligatur med ett cirka 30 cm. långt 

 messingsrör, som likaså medelst en kautschukligatur förenades 

 med hygrometerns inloppsrör. Rören voro sammanförda med 

 sina kanter så nära som möjligt. Ledningen var absolut lufttät 

 för de tryckdifferenser, hvarom här var fråga. För all säker- 

 hets skull torkades vid denna försöksserie före hvarje försök 

 rörledning och hygrometer på det noggrannaste med fosforsyre- 

 torr luft, i det att ett fosforsyrerör fogades till yttre änden af 

 rörledningen, hvarefter yttre luft långsamt aspirerades genom 

 denna och hygrometern med hjelp af en Regnaults vändaspirator. 

 Efter verkstäld grundlig uttorkning och sedan fosforsyreröret 

 aflägsnats, var den daggpunkt Grova -hygrometern visade till en 

 början uppenbarligen för låg, men växte sedan, för att slutligen, 



n:o 7). Jag har nämligen under här beskrifna försöksserier stundom funnit 

 glasröret, hvarigenom luften aspirerades in i fosforsyi'erören, vara före expe- 

 rimentets början fullsatt med små minimala vattendroppar, än längs hela 

 insidan, än utefter blott vissa delar deraf. Om ea dylik hygroskopisk af- 

 sättning af fuktighet i absorptionsröret förbisetts och ej genom ihärdig luft- 

 genomdragning bortskaffats, har den utan tvifvel gifvit ett falskt resultat 

 ät vägningen. 



