62 SOHLBERG, OM DEN ATMOSFERISKA LUFTENS FUKTIGHET. 



itf = 13,2; blir P=39,i. Vägningen, som skedde omedelbart 

 efter försöket, gaf 42,7 mg. 



Hvarpå beror nu den merendels fram- ocli tillbakagående 

 höjningen i daggpunkten i Crova-hygrometern? Den föregående 

 torkningen med fosforsyretorr luft och fällningens fullständiga 

 uteblifvande, så länge torkningen pågick, borde garantera, att 

 ingen i ledningen och dess ligaturer gömd fuktighet, ej heller 

 någon från observationsrummet inkommen dervid spelat någon 

 roll. Eller beror höjningen i daggpunkten derpå att föregående 

 fällningar ej tillräckligt noggrant bortskaffats under vändaspira- 

 torns gång och sålunda kommit att höja fuktighetsprocenten ini 

 hygrometern? Häremot strider dock all föregående erfarenhet, 

 likasom äfven de särskildt, för denna frågas afgörande anstälda 

 och ofvan (sid. 54) omtalta försök. Återstår då antagandet att 

 den långa ledningen af den utifrån indragna fasta, fluida eller 

 gasformiga fuktigheten hygroskopiskt uppfångar små qvantiteter, 

 som, till en början fastsittande, då och då ryckas loss af luft- 

 strömmen och vid inkommande i det afkylda hygrometerröret 

 orsaka utfällning. 



För att afgöra om den långa ledningen hygroskopiskt inne- 

 slöt någon fuktighet, satte jag, efter hufvudförsökets slut den 8 

 jan. ett med fosforsyra och asbest fyldt torkrör vid ledningens 

 yttre fria ände och ett annatj nyss vägdt, vid ledningens andra, 

 från hygrometern frånskilda ände samt drog medelst en vänd- 

 aspirator en långsam luftström genom ledningen. R. hade, strax 

 innan detta skedde, angifvit daggpunkten ute att vara — 4,i, 

 hvadan den gasformiga fuktighetens spänstighet i luften, då den 

 inträdde och fylde rörledningen, blir 3,36 1 mm. Volymen af 

 rörledningen (hela det förutnämda tjocka blyröret + 2 smärre 

 koniska glasrörsbitar + det ofvannämda glasröret af 33 cm:9 

 längd) befans genom mätning med vatten efter samtliga försö- 

 kens slut vara 210 kbcm. Vigten åter af 210 kbcm vattengas 

 af 3,36 1 mm:s spänstighet och +16° (rummets) temp. blir = 



210.3,361.1,293.0,62 ^ ,, ■■ j j ^ .-n 



= ^vt;-;^ — i — — = 0,7 mg. Men nu vägde det till 



7b0. 1,0587 ' ^ ^ 



