550 ÅNGSTRÖM, ÉTUDE DES SPECTRES INFRA-ROUGES ETC. 



bolométre. Le bolométre aussi bien que le prisine penvent étre 

 tournés par deux vis niicrométriques. Les niiroirs sont disposés 

 de maniere teile que, quand Finstrument est mis au point, le 

 miroir du prisme doit montrer la moitié des divisions indiquées 

 par celui du bolométre. Chaque division de 1'éclielle correspond 

 å un angle de 37", i; cet arrangement permet donc un ajustement 

 sur ' et commode d'environ 2". 



Le tube du collimateur est fixe ainsi que la source de 

 chaleur qui est séparée des autres parties de Fappareil. De 

 méme que dans mes reclierches précédentes, j'ai employé corame 

 source de chaleur une lampe d'Argand munie d'un cylindre d'ar- 

 gile, dont l'ouverture de rayonnement est couverte d'une feuille 

 de mica extrémement mince. De plus, le cylindre a été entouré 

 d'une couche épaisse d'asbeste. Par un régulateur de gaz de la 

 construction d'ELSTER, l'affluence de gaz et par suite aussi la 

 radiation a été maintenue å peu prés constante. Pendant une 

 longue serie d'experiences, il a pourtant été irapossible d'em- 

 péclier des variations de 1 a 2 %. 



Comme par le passé, j'ai employé le tube collimateur comme 

 tube d'absorption. Dans quelques-unes des derniéres series, j'ai 

 pourtant préféré employer un tube d'absorption fait exprés et 

 place devant le tube collimateur, de maniere å étre facilement 

 tourné de cöté. Dans le dernier cas, les observations ont été 

 faites en comparant le rayonnement sans et avec le tube d'ab- 

 sorption, qui a été alternativement rempli d'air sec et du gaz 

 qu'on voulait examiner. La derniére méthode est å préférer, 

 car eile permet d'eliminer plus facilement les variations de la 

 source de chaleur. L'epaisseur de la couche absorbante a toujours 

 été 120 mm. 



L'image d'une fente rectiligne, on le sait, ne se presents 

 pas comme teile a cause de la réfraction par le spectroscope; 

 par conséquent, le rayonnement tombant sur la bände bolomé- 

 trique ne serait pas parfaitement homogene; j'ai donc essayé de 

 pärer å cet inconvénient en donnant a la fente la forme d'un 

 are de grand rayon. 



