BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 8. N:0 13. 5 



CHAPITRE I. 



Description de la m^thode employee aux experiences 



ei-dessons. 



§ 1. Les instruments nece^saires. 



Les instruments que nous avons employes dans nos r^- 

 cherches. sont les suivants: 



a) Un galvanomkre diff^rentiel^ fabrique par M, P. M. 

 S6RENSEN a Stockholm, La resistance de Tune des bobines 

 du galvanometre est de 310 ohms; de Tautre, de 294 ohms. 

 La deviation a ete appr^ciee, corame de coutume, moyennant 

 une lunette et une regie divisee, placees a une distance de 

 2,5 metres environ du miroir du galvanometre- Pour donner 

 une idee approximative de la sensibilite du galvanometre, il 

 sufSra de dire qu'a une force electromotrice de 1 Daniell et 

 k une resistance du circuit de 100,000 ohms, les deux bobines 

 etant a la suite Tune de Tautre et cooperant, i! a pr^sente 

 une deviation de 5° 21'. 



b) Un dipolarisateur^ fabriqu^ par M. SArensen. L'instru- 

 ment dont nous nous sommes servi, a d^ja et^ decrit par M. 

 Edlund '). Cependant, la methode par laquelle nous avons 

 procede, dependant entierement de remploi de cet appareil, 

 nous allons en donner une courte description. II consiste 

 (tig. 1) d'une planche de buis, couverte des deux cot^s de 

 disques de metal B et C, soigneusement isoles Tun de Tautre. 

 Les disques de metal sont lies chacun a ea partie X et X 

 de Taxe de la planche de buis cylindrique, et contre chacune 



de ces parties de 



/et/ 



•) Eduthd: Annales de PoggendorfE. T. 166, p. 273 (1875) 



