BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 8# N:0 13. 7 



a volonte le courant, qui, sortant de Ey est destine k parcou- 

 rir ces deux branches. Comme de coutume, les deux branches 

 sout arrangees de telle manlcre que Teffet de la bobine A 

 sur I'aiguille du galvanometre est oppos^ a celui de la bobine 

 -S. La branche / contient h D le depolarisateur, decrit en 

 b), dont les quatre poupees A% k' et Z, I' sont lides de la ma- 



niere indiquee par la figure. Dans la portion ll\ qui consti- 

 tuc une partie de la branche //, se trouve le gyrotrope de 

 Pohl P. En le plaoant d'un cSte, on introduit un tube a 

 resistance X, contenant le liquide examine; en le plagant du 

 cote opposSj X est remplacS par la rSsistance variable q^ decrite 



en d). • .' 



Si maintenant on fait marcher la manivelle du depolari- 

 sateur (par des^ raisons enoncees ci-dessous, en mesure avec 

 le tic-tac d'un metronome) et que Ton ferme le courant 

 moyennant Tinterrupteur a, on obtiendra tme deviation du gal- 

 vanometre. Si alors K se trouve dans la partie IV ^ on peut a 

 volonte augmenter ou diminuer la resistance i?, jusqu'Ji ce que 

 les courants qui traversent la branche II et qui constarament 

 changent de direction dans la partie IXI\ cxercent la meme 

 influence sur Taiguille du galvanometre, que le courant tra- 

 versant la branche /. Alors la deviation est dgale a zero. Si 

 maintenant on fait basculer le gyrotrope, on rencontre facile- 

 ment une resistance p, qui fait Tequilibre ii la resistance jK, 

 de soDte que la deviation devient de nouveau nulle. On pre- 

 tend alors la rdsistance q egale a la risistance cher.cMe du Zz- 

 quide examinS dans le tube X. , . . 



§ 3. Analyse de la valeur de la methode. 



Par ce qui precede, on comprendra facilemcnt que la 

 methode, dont nous avons fait usage pour I'examen de la re- 

 sistance des liquides, est une combinaison de la methode de 

 zero, nommee apr^s Becquerel'), et de celle employee par 



M. El>LU.M)2). 



Entre la maniere dont M. Edlund et nous nous avons 

 employe le depolarisateur pour la ,mesure de la resistance 

 des liquides, regnent exactement les memes rapports, qu'entre 



- ■ ■* 

 - ■ — ^ 



hi, 



') Jamix et BouTY, Gours de Physique etc. Tome 4, fasc. 1, p. 87, B:e 



edit. (1883). 

 2) PoGG. Ann. Tome 5, p. 18. Wied. Ann. Tome I, p. 18. 



