BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAO. HaNDL. BAND 8, N:0 13. 11 



on reflechit que q ne pourrait etre determine de plus pres 

 qu'a un ohm. 



II semble qu'il faudra attribuer cette variation insigni- 

 fiante plutSt h quelque changement de temperature imper- 

 ceptible qu'a rinfluence de la polarisation. 



line autre circonstance, h laquelle on pourrait attribuer 

 une influence faclieuse, est que les lames de metal du depo- 

 larisateur m et m' (fig. 1) ne sont pas toutes de la meme lav- 

 geuT, II est facile d'en voir I'influence. Si Ton se repre- 

 sente chaque deuxi^me lame coupcc par le milieu, par ex. 

 les lames sortant de 5, corame cela est indique a la fig. 3, 

 alors, si B est le pole positif, tons les courants de la direc- 

 tion IV pourront passer, lorsque an contraire tons ceux de la 

 direction opposee seront interrompus, c'est-a-dire, ils ne se 

 developperont pas. Se represente-t-on au contraire, que quel- 

 ques-unes des lames sortant de B ne soient pas coupees 

 par le milieu, mais que la largeur du cote droit en soit un 

 pen diminuee, tandis que celles, sortant de o, soient nor- 

 males, alors les courants, traversant le circuit dans la direc- 

 tion ll\ seront fermes plus longtemps que ceux qui pas- 

 sent dans la direction Vl\ ce qui dvidemment pent causer 

 des irregularites. En general, celles-ci seront causees par la 

 construction irreguliere des lames de metal. Les suites 

 d'une pareille irregularite se montrent, si, dans le circuit ll\ 

 au lieu de la colonnc de liquide X, on introduit une couple 

 de Daniell et que a s'ouvre (fig, 2). Alors les deux bobines 

 du galvanometre agissent dans le meme sens sur I'aiguilledu 

 galvanometre. Les courants dans chaque partle du circuit, 

 excepte ll\ seront renverses chaque fois qu'une nouvello 

 paire de lames de metal sera en contact avec les ressorts 

 (f et (p\ Si alors le temps de fermeture est de longueur 

 differente pour les deux series des courants alternatifs qui 

 traversent le galvanometre en sens contraire, celui-ci donnera 

 une deviation, sinon, il n'y en aura point. Une epreuve^ faite 

 de cette maniere, indiqua une grande difference entre Vintensite 



des deux courants. On pent aussi imaginer une autre cause 

 de ce phenomene que celle de la construction irreguliere. 

 Par le dechet du depolaHsateur naissent des incgalitis^ qui chan- 

 gent un peu la forme cylindrique primitive de la plauche de 

 buis, les parties en buis s'usant plus vite que les lames me- 

 talliques par la pression des ressorts de metal y et <p\ II 



