BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 8. N:0 13. 15 



ete plus que compensee^) par les grandes resistances qui 

 out lieu dans co cas-ci. 



§ 4f Avantages de la methode. 



M 



Apres avoir essuye de prouver, au § precedent, que^ pour 

 rexactltudfe, la methode decrite ne soit pas inferieure a aucune 

 des autres, il nous reste a faire valoir les proprietcs qui la 

 rendent superieure (au moins pour de grandes resistances) aux 

 anciennes, D'abord, dans cette methode, on se sert du ^al- 

 vanometre^ le plus sensible et le plus facile u manier de tous 

 les instruments galvaniques. C'est pourquoi, M. Kohlrausch 

 ayant propose des mesures de grandes resistances (eau de 

 pluie) aux observations m^teorologiques, cette methode-ci 

 doit etre preferable (hormis les raisona exposees ci-dessous), 

 parce qu'il faut une attention plus assldue et beaucoup plus 

 de routine pour obtenir des resultats justes avec le dynamo- 

 metre (le telephone n'est pas aussi sensible) qu'avec le gal- 

 vanometre. Puis, les instruments necessaires pour la me- 

 thode que nous venons de decrire, sont plus faciles a se procurer 

 que ceux employes pour la methode de M. Ivohleausch. 

 Car, contre son assertion que sa methode pulsse se realiser 

 a chaque institution de physique, parle la declaration^) de 

 IsL DoRD^: :&Les instruments de rinstitution de physique ici ne 

 suffirent pas pour remplol de la methode de M. Kohlrausch». 

 C'est pourquoi, M. Dorn s'est procure un depolarlsatcur, qui 

 est facile a construire et non pas trop couteux. De meme, 

 M. R. Lenz^) dlt: »Les resistances des solutions ne pou- 

 vaient pas ^tre mesurees avec des courants alternatifs, selon 

 la mdthode de M, Kohlrausch, h defaut d'instruments con- 

 venables.> Puisque, sans aucun doute, des mesures de re- 

 sistance se feront, h Tavenir, sur une plus grande <^chelle 

 que jusqu'a malntenant, la methode decrite cl-dessus pourra 

 etre recomraandee comme relativement facile a realiser. En- 

 suite, le dynamometre, en consequence de la particularite 

 que les deviations en sont proportionnelles avec le cari'd 

 de rintenslte du courant, est moins convenable pour mesu- 



') Selon ce qui a 6t& prouv^* ci-dessus. 



*) DoRy, WiED. Ann. Tome 9, p. 530 (1880). 



^ Lenz, Pogo. Ann. Tome 160, p. 426 (1877) 



