16 AKRHENIUS, LA CONBUCTIBILITE GALVANIQUE DES ELECTROLYTES. J. 



rer des courauts tres faibles ^), (ou ce qui revient au meme, 

 de fort grandes resistances). Certainement, on peut se figu- 

 rer que, par Temploi de macHnes d'induction, les resistances 

 meme de tres grandes puissent se mesurer, mais en ce cas, 

 le dynamometre court constamraent le risque d'etre gfite, si, 

 par un contact ou une imprudence quelconque, tout le cou- 

 rant viendrait b passer par lui avant d'avoir traverse lea 

 grandes resistances, Cela a ete constate a. Touvrage recent 

 de M. Lknz^), ou il fait observer que -^des resistances aussi 

 grandes que lOfiOO unites de Siemens^ ne peuvent pas etre me- 

 surees avec de Vexaciitiide par la ^nethode de M. Kohlrausch^. 

 Pour mesurer la resistance specifique des liquides qui en 

 ont de grande, il lui f'allut place? de fort grands electrodes 

 a peu de distance les vines des autres; mais en ce cas, le 

 moindre deplacement cause de grosses erreurs, ce qui par- 

 fois est impossible a eviter. Par la metbode, decrite ici, on 

 parvient a mesurer, avec une exactitude su^sante^ des resistances 

 de lOOfiOO ohms sans employer plus de deux couples de Da- 

 niel! comme generateurs du courant. Si on desire mesurer 

 des resistances encore plus grandes avec la meme exacti- 

 tude, on n'a qu'a augmenter la force ^lectromotrlce ^) de la 

 source d'electriclt^ en proportion avec la resistance, lorsque 

 evidemment les deviations du galvanometre conserverout leur 

 grandeur et leur sensibilite. La polarisation qui nait sur 

 les electrodes par suite des courants alternatifs, se maintlent 

 evidemment inalterable (voir § 3) en ce cas, et, comme 

 €lle est la cause d'erreurs essentielle, la methode causera, 

 dans tons les deux cas, k peu pres la m^me erreur probable 

 (un pour cent) de la valeur de la resistance. Par le pre- 

 cedent est prouv^ qu^j san^ de grands cliajigements^ la methode 

 petit servir a mesurer des resistances de liquide d*nne grandeur 

 quelconqucj ce qui est un avantage important sur les metbodes 

 anciennes, surtout comme les autres solutions ont une re- 

 sistance, de beaucoup plus grande que les solutions en eau. 

 De sorte, que cette metbode est fort convenable pour mesu- 

 rer les grandes resistances. Veut-on examiner des liquides 



') Yoir KoHLRi^usGH et NiPPOLDT. PooG. Ann. 138, p. 370 (1869). 



2) Lenz, Ueber das gal^anische Leitnngsvermogen alcoholischer Losun- 

 gen, M^m. de I'Acad. Imp. des Sciences de St. Petersbourg VIII:e 

 S^rie, Tome 30, N:o 9 (1882). Les citations se retrouvent p. 15, 19, 

 20 et 29. 



^) A quoi quelquea couples de Daniell suffisent. 



