\ 



4 IngSTKOM, UN NOUVEAU GKOTHERMOMETRE, 



la negllger? Yoila vme question clont la resolution exige une 

 experience. Cependant celle qu'a faite M. Hamberg, ne parait 

 guere etre satisfaisante. II enfon^ait la partie inferieure dc 

 rappareil dans de la neige fondante, tandis que la partie svi- 

 perietire etait entouree d'air h. la temperature de la chambre. 

 Le tlierrnometre moutralt 0° k 0%\ pres. Mais dans cette ex- 

 perience, la chaleur transmise a rextremite inferieure du thermo- 

 metre a apparemment etc absorbee par la fusion de la neige, 

 et par consequent la temperature du milieu est restee con- 

 stante. Cette experience ne montre done nullement quel re- 

 sultat le thermometre aurait donnt^, si Textremite inferieure 

 de I'appareil avait ete, comme elle Test en application, entouree 

 d'un mauvais conducteur echaufFe peu k peu et n'envoyant 

 que lentement la chaleur absorbee, A cause des grands avan- 

 tages pratiques de ce thermometre, il nous parait k propos 

 d'exarainer de pres la certitude qu'il pourra procurer, d'autant 

 plus qu'il est generalement employe a nos stations meteorolo- 

 giques. Dans ce but et puisqu'il n'y a pas eu jusqu'ici un 

 thermometre normal destine aux observations de la tempera- 

 ture de la terre, M. H.-H. Hildebrandsson nous a engage a 

 faire, pour I'Observatoire Meteorologique d'Upsala, un geo- 

 thermometre d'apres une construction que nous lui avions 

 deja proposee. Voici une courte description de cet instru- 

 ment et le resultat d'une serie d'observations faites avec les 

 deux thermometres. Nous somines hcureux de pouvoir con- 

 stater que, outre d'autres avantages, Tinstrument de M. Ham- 

 berg remplit suffisamment bien son but au point de vue de la 

 certitude. 



H est aise de voir, k rinspection de la planche (fig. sche- 

 matique 1); le principe sur lequel se base la construction du 

 nouvcau thermometre, II est ouvert et le tube en est entoure 

 d'un cylindre de verre BC plus large et deux fois plus long 

 que celui-ci, auquel il est mastique k S, A Textremite supe- 

 rieure, ce cylindre est muni d'une garniture raetallique C trouee 

 de maniere k laisscr libre passage k une barre metallique DF 

 qui toutefois ne peut etre elevee que jusqu'a une certaine 

 hauteur d^termince par un bouton F; ce bouton est attache a 

 Textremit^ inferieure de la barre et trpp gros pour pouvoir 

 passer le trou a (7. La barre Z>/' est prolongee au-dessous du 

 bouton par un fil d^acier tres mince FO qui descend jusque 

 dans le tube ouvert du thermometre. Laissons de c6te pour le 



