HI HANG TILT, K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 8. N:0 19. 5 



I, 



moment les dilatations que la temperature pourra produire dans 

 le cylindre de verre et le fil d'acier. II est evident que la 

 pointe du fil, cliaque fois qu*on eleve la barre aussi haut que 

 possible c'est-a-dire jusqu'a ce que le bouton F se trouve a C^ 

 a une position completemcnt fixe dans le tube capillaire du 

 thermometre, position qui coTncide avec la temperature la plus 

 elevee pour laquelle puisse s'employer notre thermometre. 



La gradation du thermometre est inscrite h. une echcllc 

 mobile dc sorte que, pour le lire, on^n'a qu'a appliquer cette 

 echelle dc maniere qu'un index se trouvant a un point qucl- 

 eonque de la barre ou de son prolongement indique sur I'echellc 

 le maximum du thermometre. Puis on abaisse la barre au 

 moyen d'un pignon jusqu'a ce que la pointe du fil d'acier soit 

 en contact avcc le sommet du mercure; le moment de contact 

 pent etre indlqu^, par un courant electrique. Pour trouver la 

 temperature cherchee, on na qu'a observer la place indiquee 

 par I'index sur I'echelle, qui pendant toute cette operation a 

 garde sa premiere place. 



Un des avantages que presente cette mdthode comparec 

 aux autres, consiste en ce qu'on n'a jamais besoin de corrigcr 

 les observations. S'il y a quelques parties de Finstrumcnt qui 

 pulsscnt, par leurs dilatations, exercer une influence pertur- 

 batrice aux indications du thermometre, ce scrait le fil d'acier, 

 rechelle et le cylindre de verre entourant le tube du thermo- 

 metre. La dilatation dc la barre DF au-dessus du bouton F 

 ne peut apparemment pas influencer les resultats. Or le cy- 

 lindre de verre et le fil d'acier etant relativemcnt courts, en 

 m§me temps que la difi^erence de temperature entre ces par- 

 ties et la boule du thermometre est peu considerable, puis la 

 gradation etant faite h. Taide de comparalsons, il est clair que 

 les dilatations ont tres pen de consdquence; du reste clles doi- 

 vent se compenser, puisqu'elles ont des directions contraires et 

 que la longueur du tube de verre et celle du fil d'acier sont h 

 peu pres en raison inverse de leurs dilatations de temperature, 

 Ainsi les calculs que nous avons faits, ont demontre que la 

 temperature ne fait varier que peu la position de Textremite 

 du fil d'acier remonte aussi haut que possible. Cette variation 

 est, pour le thermometre dont nous nous sommes servi, in- 

 ferieure a 0,oo!6 mm., nombrc obtenu pour une diffejcnee de 

 2° entre les deux extremites du cylindre de verre et qui pent 

 etre tout a fait neglige. 



