G ANGSTROM, UN NOUVEAU GEOTHERMOMETRE. 



Quant avix details nous renvoyons le lecteur aux figures 

 2 et 3 et k I'explication qui les accompagne. A I'aide de 

 ces figures nous allons rendre compte de la manlere dont on 

 fait les observations avec notre instrument. Entre A et A^ 

 (fig. 2) on interpose une petite pile a bouteille de Grenet. 

 L'eclielle GG\ qui pent glisser un peu avec frottement sous 

 les ressorts H et H^^ est abaissee. La tige a cr^inaillerc 

 DD' egalement abaissee un peu au commencement de I'obser- 

 vation est clevee autant que possible; par la le butoir L 

 attache h. la tige k cremaillere saisit le bouton K sortant de 

 Feclielle, de sorte que celle-ci obtient la place voulue. Ainsi 

 I'appareil M — deux fils tendus Tun derriere I'autre sur 

 une fourchette dans le plan horizontal et dont on observe la 

 position par rapport a Fechelle — indiqvie la temperature qui 

 correspond a la position la plus elevee du fil d'acier FO (fig, 3). 

 Puis on abaisse la tige, et des que Textremit^ inferieure du 

 fil d'acier est en contact avec le sommet du mercure, le cou- 

 rant electrique en se fermant passe d'^ (fig. 2) par Velectro- 

 aimant R et le ressort 6' h, la tige DDE et de la par le 

 thermometre et Farmature k I'autre pole A, L'electro-aimant 

 R attire Tarret T qui, engrenant sur la roue dentee £/, arrete 

 la baisse de la tige. L'observation faite, cette tige est ramenee 

 a sa premiere position, 



Toutefois si I'interruption du courant se faisait dans le 

 tube du thermometre, le menisque se detruirait bient6tj cc 

 qii'il faut eviter. C'est pourquoi le pignon est ainsi construit 

 que, quand on le met en mouvement en sens inverse, il tourne 

 un peu tout seul avant d'elever la tige a cremaillere, Ainsi 

 le bras isole P tournaut a frottement autour de I'axe du pignon 

 N est eleve, et le courant est interrompu dans le godet h, mer- 

 cure Q. 



On a voulu obtenir une certitude de O'o5 avec cet instru- 

 ment. Dans rinstrumcnt employ^ dans nos experiences, une 

 dent de la roue dentee correspond a im abaissement de la 

 tige a cremaillere — 0"0 5. L*^chelle est en os, couverte de 

 vernis et divisee depuis — 3" jusqu'h. 20'' 5 en 0°i, chacune 

 de ces parties equivalant a 0,7 mm. La sensibilite du thermo- 

 metre s'cst trouvee sntisfaisante. Enfonce dans un bain d'eau 

 de + 10^, le thermometre descendait apres 5 minutes a une 

 temperature fixe. 



