. Kleiner, über Müller's letzte Untersuchung. | 143 
am Boden befestigt und in derselben Weise die Leitungs- 
_ drähte der Inductionsströme zum Galvanometer geführt. 
Starke indueirende Ströme konnten nicht gebraucht 
werden, weil die Contactstellen sonst verbrannten und so 
keine vergleichbaren Inductionsströme erhalten wurden. : 
Es wurden desswegen bloss 15 Bunsen’sche Elemente ver- 
wendet. 2 
Eine directe constante Einwirkung des Hauptstromes 
in den Zuleitungsdrähten, den grossen Rollen und der in 
der Küche nebenan befindlichen Batterie auf das Galvano- 
meter wurde dadurch paralysirt, dass der Strom durch 
einen Wheatstone’schen Rheostaten in die Nähe des Gal- ; 
vanometers (W, Fig. 2) geschickt wurde, ehe er durch 
die indueirende Rolle ging. Die Stellung und die Anzahl | 
der wirksamen Windungen im Rheostaten konnte mit grosser 
Sicherheit und Feinheit so regulirt werden, dass die Fern- 
wirkung derselben auf das Galvanometer die Summe der 5 
erwähnten übrigen directen Einflüsse aufhob, so dass also = 
auf das Galvanometer bloss die Inductionsströme wirkten. 
(Die Zusammenstellung der Apparate zeigt schematisch dar-- 
gestellt Fig. 2, Ansicht von oben). en 
Um das Galvanometer empfindlicher zu machen, wurde 
die dämpfende Kupferkapsel weggenommen und dafür der 
Magnet durch beidseitig angebrachte Papierscheiben abge- 
schlossen; dadurch wurde zugleich ermöglicht, bie beiden 
Drahtrollen des Galvanometers möglichst nahe an den Ring- “ 
Magnet zu schieben. Da eine Dämpfung nicht wohl zu 
entbehren war, so wurden in der 'Axe der Galvanometer- = 
rollen in einiger Distanz zwei andere Rollen (rr’) aufgestellt, E. 
durch welche vom Beobachtungsort aus in entgegenge- 
| setzten Richtungen von 2 besondern Elementen (E, Fig.2) _ ; 
"a Ströme geschickt werden konnten. Nach gemachter Be- 
